Î34 A. d'aRSONVàL. — RECHERCHES 



cette époque, l'appareil représenté figure 8 est devenu <Tun 

 usage courant dans les laboratoires et certaines industries pour 

 l'obtention des hautes températures. Il maintient constante la 

 pression de la vapeur, quel qu'en soit le débit , et n'use de gaz 

 que proportionnellement à la vapeur dépensée. Enfin on n'a 

 aucune chance d'explosion à redouter, tout en supprimant toute 

 surveillance de l'appareil. Je donne cette figure à titre d'exemple 

 des nombreuses applications que peut recevoir un instrument 

 inventé d'abord pour un but déterminé. 



Au lieu de faire fonctionner le régulateur d'écoulement du gaz 

 directement par la pression ou la dilatation du matelas environ- 

 nant l'enceinte, j'ai pris parfois l'électricité comme intermé' 

 diaire. 



C'est le dispositif représenté figure 9 qui donne aux appareils 

 une sensibité presque illimitée. 



Dans ce cas le matelas environnant l'enceinte est relié à un 

 petit manomètre en U contenant du mercure 1 et mastiqué sur 



Fig. 9. 



un pied en fonte, le mercure du tube communique avec la 

 borne 2, une tige métallique 3 ferme le circuit quand le mer- 

 cure arrive en contact avec elle. 



Le régulateur électrique est constitué par un tube de fer 5 

 reposant sur un pied et par lequel arrive le gaz. Ce tube est en- 

 touré d'une bobine 6 qui le transforme en électro-aimant par 

 le passage du courant venant de la pile 4; une membrane de fer 

 blanc 7 très légère est fixée à une boîte métallique 8 en face du 

 tube de fer, à la façon d'une membrane de téléphone. Quand le 

 courant passe le disque 7 est attiré et vient boucher l'arrivée du 



