140 A. D'aRSONVAL. — RECHERCHES 



de l'appareil, présente toujours la même température, quelle que 

 soitV ardeur du foyer. De plus, la quantité de liquide écoulé en un 

 temps donné sert de mesure a l'activité de la combustion. C'est 

 précisément là le principe de ma première méthode calorimé- 

 trique. Je m'en suis servi pour mesurer industriellement la 

 puissance calorifique d'un combustible, et, un ingénieur dont 

 le nom m'échappe, a même ultérieurement appliqué ce principe 

 à la construction d'un pyromètre industriel. 



La soupape de cet appareil, présentait parfois l'inconvénient 

 de n'être pas parfaitement étanche, et le moindre grain de 

 poussière suffisait pour cela. C'est pourquoi dans mes calori- 

 mètres j'ai remplacé ce régulateur par le suivant, basé d'ail- 

 leurs sur le même principe. Dans le nouvel appareil (Gg. 16) 



Fig. 16. 



le liquide passe à travers un tube de cooutchouc à parvis minces, 

 reposant sur un cylindre que peut soulever la membrane 2 par 

 l'intermédiaire du galet 3 et de la tige portant le plateau 9. Un 

 second cylindre fixé 7 sert de buttée et le tube de caoutchouc 

 vient s'y écraser plus ou moins suivant le degré de soulèvement 

 de la membrane 2; si, au contraire, l'on met le caoutchouc sur 

 la traverse en 5'5\ l'appareil fonctionne à la manière d'un ré- 



