144 A. DARSONVAL. — RECHERCHES 



15 et 16. Quand la température s'abaisse trop, le régulateur mo- 

 dère le courant d'air, il l'active dans le cas inverse. 



Ayant ainsi donné les moyens d'obtenir une température fixe 

 quelconque, supérieure ou inférieure à la température ambiante, 

 je passe à la description du calorimètre proprement dit. 



Cet appareil (fi g. 18) astreint à rester toujours à la tempéra - 



Fig. 18. 



lure ambiante, est donc lui-même un appareil à température 

 constante, qui contient dans son intérieur un foyer d'ardeur va t 

 riable dont il s'agit de mesurer l'intensité. 



Comme Tétuve de la figure 4, cet appareil se compose de deux 

 cylindres concentriques qui limitent deux cavités; une centrale, 

 où est placé l'animal en expérience, l'autre annulaire, qui ren- 

 ferme le matelas liquide dilatable. Ce liquide est traversé par 

 un serpentin, à travers lequel passe le liquide réfrigérant des- 

 tiné à enlever la chaleur produite au fur et à mesure de sa pro- 

 duction. 



Pour cela, un des bouts du serpentin (celui de gauche dans la 

 figure 18) est relié avec le vase contenant l'eau à température 

 constante (zéro si on emploie la glace), le second bout est en 

 rapport avec le régulateur d'écoulement par écrasement décrit 

 figure 16 et simplifié comme on le voit figure 18. La surface in- 

 férieure de la membrane du régulateur est mise en communica- 

 tion avec le matelas liquide à la manière habituelle. On le règle 



