DE CALOimiÊTPJE. 149 



Cette modification est reproduite figure 21. 



Au fl'au d'une balance sensible je suspens un vase 2 plein 



Fig. 21. 



d'eau distillée. Ce vase plonge dans un vase plus grand 1 dans 

 lequel on fait bouillir de l'eau. Quand l'eau du vase 2 est portée 

 à 100°, comme elle se trouve plongée dans de la vapeur saturée 

 à 100 a également, aucune évaporation ne peut se produire dans 

 le vase 2 tant qu'on maintient l'ébullition en 1, ce qui est fa- 

 cile grâce au réfrigérant 3. 



On constate en effet que, quelle que soit la durée de l'expérience 

 le poids du vase 2 reste invariable. 



Mais supposons qu'on place en 2 une source de chaleur inté- 

 rieure, par exemple une spirale métallique 4 traversée par un 

 courant, tout change alors. La chaleur cédée par le courant, et 

 elle seule, volatilise l'eau du vase 2, ce qui se traduit par une 

 perte de poids que la balance donne exactement. Cette méthode 

 m'a permis de mesurer très exactement le travail calorifique d'un 

 courant proportionnel àRI 2 suivant la loi de Joule, et à obtenir R 

 avec une grande précision; mais je n'ai pas à insister ici sur 

 ces résultats, j'ai simplement voulu donner une vue d'en- 

 semble de mes recherches calorimétriques et montrer une fois 

 de plus que toutes les sciences expérimentales bénéficient de la 

 découverte de nouvelles méthodes d'investigation. 



Calorimètres par rayonnement ou à température variable. 



Les méthodes décrites ci-dessus, reposant toutes sur l'invaria- 

 bilité de température du calorimètre, sont d'une grande exact i- 



