150 À. d'àRSONVAL. — RECHERCHES 



tude; mais elles nécessitent de la part de l'opérateur une assez 

 grande habitude de l'expérimentation. De plus, pour les em- 

 ployer, il faut une installation spéciale et disposer d'une source 

 de froid compensatrice. 



Pour de petits appareils, la chose est relativement facile, mais 

 lorsque l'on doit faire delà caloriraétrie sur de grands animaux 

 ou sur l'homme, il faut autant que possible simplifier l'appareil 

 instrumental. C'est pour atteindre ce but, qu'en janvier 1884, 

 j'ai décrit dans mes leçons du Collège de France, une autre mé- 

 thode plus simple que j'ai publiée en octobre dans le journal 

 La Lumière Électrique et quelques mois après, avec plus de dé- 

 tails, à la Société de Biologie. 



L'appareil qui la réalise est exactement semblable à mon pre- 

 mier calorimètre avec cette différence 1° que le corps dilatable 

 entourant l'animal est de l'air, et 2° que la chaleur produite par 

 cet animal est enlevée par le rayonnement de l'appareil au lieu 

 de l'être par un courant d'eau. 



Voici d'abord l'appareil que j'ai installé pour l'homme au Col- 

 lège de France. 



Le calorimètre proprement dit est toujours composé de deux 

 vases cylindriques concentriques (comme dans tous mes autres 

 appareils) limitant deux cavités : une intérieure 2 où se place 

 l'homme, une annulaire 1 hermétiquement close el pleine d'air. 

 Cette cavité est en communication par le tube 3 avec un mano- 

 mètre en U figuré en 4 et rempli d'eau. 



Le calorimètre est suspendu au plafond par une poulie 6 et 

 équilibré par un poids 7. Sa base repose sur un socle 8 munie 

 d'une rainure circulaire qu'on emplit de liquide et qui isole la 

 cavité 2 de l'air extérieur par fermeture hydraulique. 



Pour pénétrer dans l'instrument, on le soulève au-dessus du 

 sol et on le laisse retomber dans la rainure 8 une fois en place. 

 Cette manœuvre ne présente aucune difficulté grâce à la suspen- 

 sion de l'instrument. Au-dessous du socle débouche un tuyau 9 

 de six à huit centimètres de diamètre, qui passe à travers la 

 cloison de la pièce. 



La ventilation a lieu simplement par l'appel de la cheminée 9 

 dans laquelle brûle un bec de gaz à débit constant assuré par un 

 régulateur Giroud. L'air extérieur arrive par la tubulure 10 si- 

 tuée en haut du calorimètre, et comme la ventilation se fait de 



