152 A. D'ARSOiNVAL. — RECHERCHES 



branche du manomètre, soit à un second calorimètre, soit sim- 

 plement à un grand vase 5 qui se trouve dans la même pièce que 

 le calorimètre. 



Avec cette disposition, le manomètre indique constamment 

 Yexcès de température du calorimètre sur le milieu ambiant, c'est- 

 à-dire précisément la quantité à mesurer. 



L'ensemble de l'appareil est donc un thermomètre différentiel 

 de Lesiie creux qui est transformé en calorimètre. 



Pour graduer l'appareil, je place dans son intérieur une source 

 constante de chaleur (bec d'hydrogène ou jet de vapeur à 100°) 

 dont l'intensité est connue d'avance. Le manomètre monte par 

 exemple de N centimètres. Si la source de chaleur égale par 

 exeiu|>le 100 calories à l'heure j'écris : 



N centimètres = 100 calories 

 D'où 1 centimètre = ~ calories. 



Et l'instrument se trouve gradué une fois pour toutes. Pour 

 que son pouvoir émissif reste constant, j'ai fait beaucoup d'es- 

 sais qu'on trouvera dans mes communications à la biologie. Fi- 

 nalement j'ai reconnu qu'en recouvrant l'instrument d'un bon 

 vernis, cuit au four, les indications de l'instrument restent cons- 

 tantes à 3 ou 4 p. 100 près de leur valeur. 



Si on veut sensibiliser l'instrument, on incline simplement le 

 manomètre et on lui communique ainsi telle sensibilité qu'on 

 désire. Le nombre de calories rayonnées en un temps donné 

 est rigoureusement proportionnel à la hauteur du manomètre. 



Le vernis qui augmente considérablement le pouvoir rayon- 

 nant du calorimètre, a l'avantage de l'empêcher de trop s'échauf- 

 fer, ce qui troublerait beaucoup la production de chaleur de 

 l'être en expérience, comme on le verra dans la deuxième partie 

 de ce travail. 



Pour inscrire les indications du manomètre, j'avais eu recours 

 soit à la photographie, soit à l'instrument représenté figure 23. 



C'est un manomètre différentiel dont les deux branches 4 et 

 5 sont terminées chacune par une membrane mince de caout- 

 chouc 1 et 2 d'égal diamètre. Ces deux membranes sont reliées 

 entre elles par une traverse rigide 3 qui fait mouvoir un levier 6 

 dont la pointe vient tracer une courbe en 7 sur le cylindre enre- 

 gistreur. Cet appareil n'inscrit que les différences de pression 



