DE CAL0RIMETR1E. 



155 



L'intérieur de chaque cloche est mis en rapport par le tube 

 central 4.4' avec la cavité d'un des calorimètres à air 9.9'. Les 

 calorimètres correspondants à chaque cloche sont identiques. Si 

 une source de chaleur vient échauffer un des calorimètres, l'air 



Fig. 26. 



8 8'. Réservoirs calorimétriques. 



9 9'. Matelas d'air. 



i. Levier de la balance. 

 2.2'. Cloches gazoraétriques. 

 4 4'. Tubes communiquant avec l'espace 9. 



6. Levier portant la plume. 



7. Cylindre enregistreur. 



par les tubulures 10.10'. 



se dilate et soulève la cloche correspondante, à une hauteur qui 

 sert de mesure à réchauffement. Si les deux calorimètres sont 

 échauffés également, les deux cloches se font équilibre et le fléau 

 qui les porte ne change pas de place. L'appareil se trouve donc 

 soustrait de ce fait aux variations de la température et de la 

 pression extérieures comme dans l'appareil à manomètre com- 

 pensé. 



Les réservoirs d'eau communiquent entre eux par un tube 

 latéral 5, qui identifie leurs niveaux; 



Pour rendre l'appareil enregistreur le fléau de la balance porte 

 un levier 6, terminé par une plume à encre donnant un tracé 

 sur un cylindre vertical 7, qui fait un tour en 24 heures. 



La longueur du levier et la capacité des cloches gazométriques 

 sont telles que la plume s'élève de 1 centimètre pour une calorie 

 à l'heure dégagée dans l'appareil. On peut d'ailleurs obtenir telle 

 sensibilité qu'on désire. Une trompe (non représenté sur la figure) 

 fait circuler dans l'instrument un courant d'air continu et on 

 peut doser en même temps l'oxygène absorbé et l'acide carbo- 

 nique émis par l'animal en expérience, suivant les procédés que 

 j'ai décrits dans mes différentes communications depuis 1878. 



