156 



A. d'aRSONVAL. — RECHERCHES 



On peutaiosi poursuivre une expérience pendant des journées 

 et même des semaines entières sans avoir à effectuer aucune 

 correction. Un cylindre enregistreur faisant un tour en huit 

 jours, dispense même de toute surveillance, et c'est ainsi que 

 j ai pu entreprendre la calorimétrie continue de l'inanition sur 

 le cobaye, le lapin et la poule, comme on le verra dans la 

 deuxième partie de ce travail. 



On peut à volonté faire des expériences absolues sur un animal 

 isolé ou, au contraire, faire des expériences comparatives en 

 plaçant dans chaque calorimètre un animal différent. 



Cet instrument qui est d'un maniement facile, répond, je crois, 

 à tous les besoins de la calorimétrie physiologique, où les me- 

 sures comparatives ont plus souvent plus d'importance que les 

 valeurs absolues. 



Calorimètre thermo-électrique. 



Le calorimètre à air demande une demi-heure à trois quarts 

 d'heure environ pour être en équilibre et fournir une indication 

 définitive. Ce temps est un peu long lorsqu'il s'agit de faire une 

 expérience de cours. C'est pourquoi dans mes leçons de cette 

 année (décembre 1885) j'ai décrit à mon cours un autre dispo- 

 sitif qui montre à un nombreux auditoire le pouvoir calorimé- 

 trique d'un animal dans l'espace de cinq minutes. Ce procédé 

 n'est au fond qu'une variante du précédent et nécessite l'emploi 

 du galvanomètre. 



Le calorimètre à air tel que je viens de le décrire est un ther- 

 momètre différentiel à air : le calorimètre thermo-électrique, 

 comme son nom l'indique, est un thermomètre différentiel élec- 

 trique. 



Il se compose de deux soudures thermo-électriques conjuguées 

 (cuivre-fer), Tune d'elles (le calorimètre) est creuse et enveloppe 

 l'animal, l'autre plonge dans l'air ambiant. L'animal rayonne 

 à travers la soudure creuse qui l'entoure, l'échauffé et le galva- 

 nomètre indique par sa déviation l'excès de température de cette 

 soudure sur l'air ambiant. Un rayon lumineux projeté sur le 

 miroir de l'instrument permet au plus nombreux auditoire de 

 suivre la marche de l'expérience sur une échelle graduée que 

 parcourt le rayon lumineux. 



