158 



A. DARSOXVAL. — RECHERCHES 



même, pour qu'on évite soigneusement de l'encombrer encore 

 d'expériences sur Y exactitude physique, desquelles on puisse 

 élever des doutes légitimes. 



En physiologie ce ne sont pas les expériences qui nous man- 

 quent, nous en sommes encombrés, ce qu'on ne trouve pas en 

 général, c'est une critique rigoureuse des conditions expérimen- 

 tales où l'expérience a eu lieu. 



Pour que le calorimètre par rayonnement soit exact, il faut et 

 il suffit qu'il donne toujours la même indication pour une même 

 quantité de chaleur fournie ; voici, pour cela, les conditions phy- 

 siques à remplir : 



1° Au point de vue physique, pour que le principe sur lequel 

 repose la méthode, conserve toute sa valeur, il faut que le rayon- 

 nement de la totalité de la chaleur perdue par l'appareil ait lieu à 

 travers la couche d'air qui sert de thermomètre. C'est pour cette 

 raison que mon calorimètre est composé de deux cylindres con- 

 centriques, emprisonnant une masse d'air dont tous les points 

 peuvent se mettre rapidement en équilibre thermique. 



Il n'en serait plus de même si je remplaçais cette masse d'air 

 annulaire par un tube roulé en serpentin comme il semblerait 

 de prime abord plus simple de le faire. 



Le rayonnement de la chaleur à travers les spires du serpen- 

 tin a lieu d'une façon très compliquée et très variable, suivant 

 le point du serpentin où on place la source de chaleur. La masse 

 d'air contenue dans le tube ne peut avoir la même température 

 dans toute son étendue. Le rayonnement ne se fait pas à travers 

 cette masse d'air, mais le tube s'échauffe par l'intérieur du calo- 

 rimètre et rayonne directement par l'extérieur, la chaleur se pro- 

 pageant par simple conductibilité métallique. Il n'en est pas de 

 même dans l'appareil à cylindres concentriques. La chaleur 

 échauffe d'abord le cylindre intérieur qui, à travers la couche 

 d'air, échauffe le cylindre extérieur; toute la chaleur est ainsi 

 obligée de traverser le matelas d'air annulaire dont la dilatation 

 lui sert alors exactement de mesure. Dans le calorimètre thermo- 

 électrique, cette condition est encore mieux remplie, puisque 

 toute la chaleur perdue doit forcément traverser la soudure cir- 

 culaire pour s'échapper à l'extérieur. 



2° Le pouvoir émissif de la surface extérieure du calorimètre 

 doit rester constant. 



