160 



A. d'aRSONVAL. — RECHERCHES 



mètre recouvert de peinture se refroidit environ cinq fois plus 

 vite que le calorimètre en métal poli, ce qui fait que son inté- 

 rieur ne présente jamais une température trop supérieure à celle 

 du milieu ambiant. 



Pour mesurer réchauffement de l'air du réservoir calorimé- 

 trique je me sers du manomètre pour l'observation simple et du 

 gazomètre pour l'inscription. La méthode manométrique est 

 physiquement plus simple; en effet, en l'employant: 



a. Je n'ai pas à tenir compte du volume de l'air renfermé dans 

 l'espace annulaire. Que le calorimètre contienne 1 litre ou 100 

 litres d'air l'augmentation de pression sera exactement la même 

 pour une même élévation de température. De sorte qu'il est fa- 

 cile de faire des calorimètres fournissant des indications iden- 

 tiques simplement en leur donnant la même surface extérieure. 



b. Rien qu'à l'inspection du manomètre on sait quelle est 

 l'augmentation de température du calorimètre, sans connaître le 

 volume de Vair en vertu de la formule bien connue : 



Pt=Po (1+at). 



Pour un manomètre à eau, chaque degré d'augmentation de 

 la température du calorimètre fait monter la colonne manomé- 

 trique de 4 centimètres. 



c. Enfin : La quantité de chaleur perdue est rigoureusement pro- 

 portionnelle a la hauteur du manomètre. 



Pour l'enregistrement il est plus simple et plus commode de 

 se servir de l'appareil gazométrique. Il y a à tenir compte de la 

 capacité du calorimètre et il faut que les deux réservoirs soient 

 bien identiques pour obtenir la compensation. C'est là d'ailleurs 

 une condition facile à remplir et la graduation de l'appareil se 

 fait comme précédemment. 



Je ferai remarquer en outre qu'il est essentiel que l'instrument 

 puisse rétrograder, c'est-à-dire indiquer et inscrire toutes les 

 phases de la thermogénèse soit en plus soit en moins. Quelques 

 exemples feront mieux comprendre la nécessité de cette condi- 

 ttofen eulcj te Jnutenoo feioîal Élhîs/rnè*nj/iJoq ol wjtevnj >*I 



Dans l'anesthésie par le chloroforme faite dans le calorimètre, 

 la thermogénèse augmente au début pour tomber ensuite, à me- 

 sure que l'anesthésie fait des progrès, à un chiffre de plus en 

 plus bas. lien est de mêmedans l'asphyxie, danslacurarisation, 



