21C 



M. -Y. DESPLATS. — ÉTUDE 



on introduit le sac dans un grand cylindre de verre ou de 

 métal M qui est fermé par un couvercle métallique assujetti avec 

 des tringles de fer verticales, des vis et une rondelle de caout- 

 chouc; le couvercle porte deux ajutages dont l'un reçoit le col 

 du sac tandis que l'autre est uni au tuyau d'aspiration d'une 

 trompe de Golaz. Après avoir enlevé complètement l'air du 

 sac, on fait un vide partiel dans le cylindre en produisant une 

 diminution constante de pression à l'aide d'un régulateur d'as- 

 piration R : à cet effet une éprouvette à pied contenant du mer- 

 cure est fermée par un bouchon de caoutchouc à deux trous tra- 

 versés par deux tubes de verre dont l'un est uni par un tube 

 de caoutchouc avec un tube en T fixé sur le tuyau d'aspiration 

 de la trompe, tandis que le second tube est droit et peut être 

 immergé plus ou moins dans le mercure. La trompe aspirant un 

 volume d'air plus grand que celui qui pénètre dans le ballon, 

 l'air extérieur rentre constamment bulle à bulle à travers le mer- 

 cure et maintient une diminution de pression constante dans le 

 cylindre; en tournant convenablement le robinet du sac on ob- 

 tient ainsi un barbotage très régulier : cette disposition qui 

 permet de recueillir facilement et de conserver les gaz qui ont 

 traversé le calorimètre et les barboteurs est due à Gréhant. 



Pour mesurer le volume d'air qui a pénétré dans le sac de 

 caoutchouc, on ferme le robinet et on le met en communication 

 par un tube de caoutchouc avec une cloche graduée remplie 

 d'eauet munie aussi d'un robinet; en ouvrant les deux robinets, 

 le gaz passe du sac dans la cloche où l'on mesure son volume. 

 L'analyse eudiométrique faite sur l'eau du gaz dépouillé d'acide 

 carbonique donne la proportion d'oxygène, ce qui permet de 

 calculer le poids d'oxygène absorbé ; deux analyses eudiomé- 

 triques faites successivement donnent des résultats identiques ou 

 qui diffèrent seulement d'un dixième ; on trouvera, par exemple, 

 17,4 ou 17,5 pour la proportion centésimale de l'oxygène. 



Manipulation. — Avant de faire une expérience, il importe 

 essentiellement de mettre, plusieurs jours à l'avance, le calori- 

 mètre avec son eau ainsi que la boîte au centre de l'enceinte à 

 doubles parois, afin que toutes les pièces soient en équilibre de 

 température avec le milieu ambiant : de cette manière, on peut 

 affirmer que les variations thermiques de l'eau calorimétrique 

 peuvent être considérées comme uniquement dues au rayonne- 



