174 L. CHABRY. — EMBRIOLOGIE NORMALE ET TÉIUTOLOGIQUE 



sont pas parfaitement minces et transparentes. Lorsque le capil- 

 laire est introduit dans les douilles, son extrémité gauche dé- 

 passe le bord gauche de la platine du microscope de plusieurs 

 centimètres, et on le munit en ce point d'un bras perpendicu- 

 laire, ou manivelle formée d'une mince aiguille de gomme 

 laque. Cette manivelle sert à mettre le tube en rotation sur son 

 axe; elle tombe, comme je l'ai dit, en dehors du bord gauche 

 du microscope à une distance variable de un à cinq centimè- 

 tres; elle est actionnée parle tourniquet Po. 



FlG 1. 



Le tourniquet est fixé au corps même du microscope ; son 

 bâti est une potence horizontale Po, dont la longue branche se 

 fixe à la platine au moyen d'une vis qui traverse le trou habi- 

 tuellement destiné au valet et d'un écrou serré en dessous. La 

 petite branche de la potence est dirigée parallèlement au bord 

 gauche de la platine à une distance d'environ cinq centimètres, 

 elle est traversée par un axe dont le prolongement passe au 

 milieu du champ du microscope, suivant la direction occupée 

 par le capillaire porte-objet. Cet axe est mis en rotation par une 

 roue, grande comme une pièce de dix centimes, munie d'un 



