DES ASCIDIES SIMPLES. 



177 



laque, plusieurs capillaires de deux à trois centimètres de long 

 et de diamètre interne varié. Le stylet à étirer est introduit dans 

 l'un de ces capillaires qu'il doit remplir le mieux possible de 

 manière à glisser sans ballotement. Le stylet traverse le tube et 

 ressort de l'autre côté d'une longueur variable à volonté mais 

 qu'on ne laisse pas excéder quatre à cinq millimètres. Le corps 

 incandescent devant lequel vient buter et adhérer le stylet de 

 verre est donc situé à quatre ou cinq millimètres en avant du 

 guide et il est fourni par le couteau de platine d'un thermocautère 

 chirurgical, instrument dont la température se règle à volonté. 

 Le couteau de platine est fixé à un lourd support de manière que 

 les diverses parties de l'appareil sont à l'abri de tout tremblement. 

 Le soufflet du thermocautère est confié à un aide et l'opérateur se 

 charge uniquement de pousser le stylet de verre sur le couteau 

 de platine et de le retirer. Le mouvement du stylet étant méca- 

 niquement guidé, la pointe obtenue est presque toujours bien 

 centrée et remplit ainsi la première condition, mais elle peut 

 être trop longue ou trop courte. Un thermocautère trop froid, 

 un contact avec le thermocautère trop court , un retrait d'un 

 mouvement trop lent sont trois causes qui donnent des pointes 

 courtes ou cassées à leur extrémité. Un cautère trop chaud, 

 un contact trop prolongé, un étirage trop brusque donnent lieu 

 à une pointe terminée par un fouet flexible, qui n'est souvent 

 visible qu'au microscope, mais qui rend l'aiguillon impropre à 

 tout service. Ce n'est que le tour de main qui permet d'avoir de 

 bonnes pointes et il faut s'armer de beaucoup de patience. On 

 réussit le plus facilement en étirant d'abord à l'extrémité du 

 stylet un fil trop long puis reprenant ce fil une seconde fois pour 

 le rompre par un étirage brusque; les deux temps de ce va-et- 

 vient doivent se succéder rapidement. Pour avoir la tempéra- 

 ture convenable il faut que l'aide pousse le couteau au rouge vif 

 et arrête la soufflerie, l'opérateur saisit alors pour opérer l'instant 

 fugitif où la température passe au rouge sombre. La figure 135, 

 pl. V, montre une pointe de verre qui a traversé un œuf d'our- 

 sin, la figure 6, page 202, montre une pointe qui pénètre dans 

 un œuf d'Ascidie. 11 importe de fabriquer d'avance un grand 

 nombre de pointes et de savoir les conserver. Si les sylets sont 

 forts on les pique verticalement la pointe en l'air dans des as- 

 siettées de sable fin et on les recouvre d'une cloche. Si les filets 



