178 L. CIIABRY. — EMBRYOLOGIE NORMALE ET TÉRATOLOGIQUE 



sont trop fins pour pouvoir être piqués dans le sable on les in- 

 troduit chacun dans un étui capillaire en verre (le talon le pre- 

 mier pour ne pas heurter la pointe) et lorsque la pointe est ca- 

 chée dans l'étui on fond ensemble le bout de l'étui et du stylet. 

 Pour retirer le stylet on brise ensuite le culot avec des pinces 

 plates et on saisit du même coup le talon du stylet. 



2. Porte-capillaire à levier. — Le dard dont je viens de décrire 

 la fabrication doit être introduit dans le capillaire tourne-objet 

 qui contient l'œuf. Pour faciliter cette introduction, qui doit 

 avoir lieu à coup sûr et sans courir risque de briser la pointe, 

 je fais usage de deux dispositifs différents, selon que les œufs 

 sur lesquels j'opère sont relativement gros (œufs d'Ascidie par 

 exemple) ou très petits (œufs d'oursin mesurant un dixième de 

 millimètre). Je décris d'abord le premier dispositif représenté 

 dans son ensemble (fig. 1, page 174) et dans ses détails (fig. 2, 

 page 179). Pour la clarté du dessin les différents objets repré- 

 sentés dans cette figure ont été inégalement grossis. Dans la 

 description je suppose que l'appareil est placé sur la platine du 

 microscope et j'appelle droites, gauches, antérieures, posté- 

 rieures les parties qui sont telles par rapport à l'observateur 

 situé à son poste de travail. 



La machine se compose essentiellement du porte-capillaire P 

 précédemment décrit auquel est fixé un levier L mobile dans 

 son plan. L'axe vertical 0 autour duquel tourne ce levier est 

 fixé à l'angle droit antérieur de la lame et le levier repose sur 

 celle-ci parallèlement au voisinage du bord droit; son excursion 

 est limitée par un petit guide en forme de fente horizontale occu- 

 pant le bord postérieur de la lame au voisinage de l'angle de 

 droite. 



3. Gaine protectrice. — Le porte-capillaire à levier est en outre 

 muni d'une gaine G destinée à protéger la pointe de l'aiguillon 

 hors le temps d'action et à assurer sa pénétration sans brisure 

 dans le tourne-objet. Cette gaîne est située suivant le grand axe 

 du porte-capillaire et traverse la douille D; elle est courte, et 

 s'étend du point milieu entre les deux douilles (sous le couvre- 

 objet) au point milieu entre la douille D' et le levier L. A son ex- 

 trémité droite elle est fixée par un point de cire à cacheter comme 

 le montre la figure 2. Le choix de cette gaîne est difficile à cause 

 du calibre qui doit être assez faible pour pénétrer exactement 



