DES ASCIDIES SIMPLES. 



181 



rapproché de la pointe de l'aiguillon (toujours caché dans sa 

 gaîne) pour ne plus pouvoir en éviter l'atteinte dans le mouve- 

 ment du levier, on porte toute la machine sur le platine du mi- 

 croscope et on met l'œuf au point avec un objectif de 300 dia- 

 mètres pour suivre exactement tous les mouvements du dard. 

 A ce moment, si on ne fait pas usage d'un tourne-objet coudé, 

 on lui ajoute un bras perpendidulaire destiné à le faire tourner. 



6. Butoir et ressort. — L'œuf est maintenant au milieu du 

 champ du microscope et, en poussant légèrement le levier, on 

 ne tarde pas à voir surgir la pointe menaçante du dard. Si l'œuf 

 se présente bien, s'il est à un stade convenable de son dévelop- 

 pement, il ne reste plus qu'à percer; mais si le stade n'est pas 

 assez avancé (et il vaut mieux qu'il en soit ainsi), on attend 

 quelques instants pendant lesquels le développement de l'œuf 

 se continue dans le capillaire. Enfin, si la cellule qui se présente 

 au devant du dard n'est pas celle qu'on désire percer, on fait 

 tourner le capillaire de manière à amener une autre cellule en 

 face de la pointe immobile. Si cette manœuvre ne suffit pas, on 

 peut avec beaucoup de ménagement se servir du dard lui-même 

 pour retourner l'œuf en le poussant de côté et d'autre sans le 

 blesser; enfin, si les deux moyens échouent, le mieux est d'as- 

 pirer un autre œuf qui se présentera d'une manière plus favo- 

 rable. Je suppose que la cellule qui doit subir le traumatisme 

 soit vis-à-vis du dard, il ne reste plus qu'à pousser celui-ci par 

 l'intermédiaire du levier pour que sa pointe pénètre, mais la né- 

 cessité de ne pas léser d'autres cellules exige de nouvelles pré- 

 cautions et un surcroît d'appareils que je vais décrire. 



7. Butoir. — En poussant lentement le dard contre l'œuf, celui- 

 ci, qui est résistant et élastique, recule au lieu de se laisser perfo- 

 rer ou tourne sur lui-même de manière à livrer passage à la 

 pointe à côté de lui. Pour assurer la pénétration, il faut donc que 

 le mouvement du dard soit brusque; d'autre part, un mouve- 

 ment brusque ne peut être imprimé sans courir le risque de tra- 

 verser l'œuf de part en part et de le désorganiser entièrement. 

 Pour manœuvrer le dard avec sécurité, je fais usage de deux 

 pièces additionnelles destinées, l'une, à limiter la course du le- 

 vier, l'autre, à donner au mouvement la brusquerie nécessaire. 

 Le butoir que montre la figure 1 , page 1 74, est une tige filetée V, 

 sur laquelle tourne un écrou E qui reçoit le choc du levier. Cette 



