182 L. GIIABRY. — EMBRYOLOGIE NORMALE ET TÉRATOLOG1QUE 



tige fait corps avec le microscope au moyen d'un anneau à pres- 

 sion qui en embrasse le montant ou par tout autre moyen ; mise 

 en place, elle se dirige horizontalement et transversalement de 

 gauche à droite et passe au-dessous de l'extrémité libre du le- 

 vier L, lequel vient buter contre l'écrou. Un mouvement brusque 

 est communiqué au levier par le moyen d'un ressort R, simple 

 fil d'archal écroui fixé au microscope au niveau de la potence 

 (fig. 1, page 9). Le levier, à l'aide de ces deux pièces, se ma- 

 nœuvre de la manière suivante : on tourne d'abord l'écrou en 

 l'amenant assez vers la droite pour que, le levier étant en con- 

 tact avec lui, la pointe du dard n'atteigne pas encore l'œuf. On 

 place l'extrémité du ressort (qui est mobile à son point de fixa- 

 tion sur la potence), en contact avec le levier et on détourne len- 

 tement l'écrou vers \à gauche. La pointe du dard s'avance par 

 suite peu à peu au-devant de l'œuf jusqu'à venir en contact avec 

 lui, mouvement que l'on suit avec soin dans le champ du micros- 

 cope. Dès que cette position est atteinte, on écarte un peu le res- 

 sort de la main droite, on détourne encore un peu l'écrou, et 

 on laisse retomber le ressort sur le levier. Celui-ci, brusquement 

 chassé sur l'écrou qui a reculé, fait une excursion de quelques 

 fractions de millimètre; l'excursion du dard, plus réduite en- 

 core, est rigoureusement mesurée parcelle du levier et, en défi- 

 nitive, par le recul de l'écrou depuis sa position initiale à l'ins- 

 tant où le dard touchait l'œuf sans y pénétrer. La tige filetée 

 joue donc le rôle de vis micrométrique et donne au mouvement 

 du levier la précision nécessaire. Avec un peu d'habitude, on 

 peut perforer un blastomère à telle profondeur qu'on le désire, 

 au tiers, au quart, à la moitié de son épaisseur et cela sans per- 

 dre de vue un seul instant ni la cellule ni l'aiguillon qui la pé- 

 nètre. 



Autre perceuse pour des oeufs plus petits. — On peut ima- 

 giner et construire un grand nombre d'instruments analogues 

 à celui que je viens de décrire. Le principe sur lequel tous ces 

 appareils reposent est toujours V immobilisation de l'œuf dans un 

 tube et l'emploi d'un aiguillon glissant dans une gaine. Tout 

 ce que j'ai tenté en dehors de cette voie a échoué. La difficulté 

 commune au maniement de tous ces appareils est d'introduire, 

 sans la briser, la pointe de l'aiguillon dans le tube qui contient 



