DES ASCIDIES SIMPLES. 



183 



l'œuf et cette difficulté est naturellement d'autant plus grande 

 que le tube est plus petit. Pour piquer des œufs d'oursin, j'ai 

 fait usage de capillaires porte-objets qui ne mesuraient qu'un 

 dixième de millimètre; l'aiguillon qu'il faut introduire dans ce 

 tube est un fil d'une extrême finesse et il se termine par une 

 pointe invisible à l'œil nu. Il est aisé de comprendre que toute 

 tentative faite pour introduire au hasard l'aiguillon dans le capil- 

 laire n'aboutit qu'à briser la pointe, il faut donc que l'appareil 

 soit tellement disposé que la pointe pénètre automatiquement à 

 l'intérieur du tube dans lequel elle doit agir. C'est là le but que 

 remplit la gaine dans l'appareil précédent. Lorsqu'on peut adop- 

 ter une pareille disposition elle est la meilleure, mais il est im- 

 possible de construire une gaîne qui pénètre dans un tourne- 

 objet d'un dixième de millimètre et admette à son intérieur un fil 

 de verre; il faut donc recourir à d'autres dispositifs. Celui qui 

 m'a réussi est représenté figure 3, page 179. Les mêmes parties 

 sont représentées par les mêmes lettres que dans le premier 

 appareil. 



La gaîne g (fig. 3, page 179) ne pénètre pas à l'intérieur du 

 tourne-objet, elle est de même diamètre que lui et, au moment 

 de l'introduction de l'aiguillon, se présente bout à bout contre 

 lui. La douille d, qui est longue, reçoit à la fois la gaîne et le 

 tourne-objet et détermine leur parfait affrontement. L'aiguillon 

 a, beaucoup plus mince que précédemment, est si fragile qu'il 

 ne peut recevoir l'impulsion immédiate du levier, celui-ci com- 

 mande seulement la gaîne et le frottement qui existe entre cette 

 gaîne et l'aiguillon suffit pour entraîner celui-ci. Les choses 

 étant dans l'état que la figure 3 représente, on saisit avec la 

 main l'extrémité de l'aiguillon qui dépasse la gaîne en arrière, 

 c'est-à-dire la région a et on la pousse légèrement pour faire 

 pénétrer la pointe dans le tourne-objet. Ce passage est Finstant 

 critique, car les tubes emboîtés n'ayant pas un ajustage rigou- 

 reux, il arrive que, malgré les précautions prises, la pointe de 

 l'aiguillon s'engage dans une fausse voie et vient se briser 

 à l'entrée du tourne-objet. On surveille donc avec un gros- 

 sissement de 300 diamètres environ le passage de l'aiguillon 

 pour ne le pousser que si toutes les pièces sont bien en place. 

 La pointe s'étant engagée dans le tourne-objet, on la conduit 

 jusqu'au voisinage de l'œuf sans atteindre celui-ci. On ramène le 



JOURN. DE LANAT. ET DE LA PIIYSIOL. — T. XXIII (1887). 13 



