SUR LES PHÉNOMÈNES CHIMIQUES DE LÀ RESPIRATION, ETC. 393 



excepté sur la paroi supérieure, qui est fermée hermétiquement 

 à l'aide d'un couvercle muni de plusieurs pas de vis; — sur 

 une partie périphérique de la paroi supérieure existe un tube qui 

 sert à laisser passer l'air extérieur nécessaire à la respiration. 

 Cette cavité sert à loger l'animal mis en expérience. Sur la partie 

 latérale et en haut est placé un autre tube qui sert à la sortie 

 de l'air expiré, air entraîné par aspiration. Cet air passe à travers 

 un serpentin enroulé huit à dix fois autour du cylindre, qui 

 plonge dans l'eau; de cette manière l'air échauffé par l'animal 

 abandonne sa chaleur à l'eau en traversant ce tube enroulé : l'ex- 

 périence le démontre d'une manière évidente. 



Le calorimètre à eau qui entoure la première enceinte, dont la 

 paroi externe est polie et brillante est également en cuivre rouge ; 

 ce calorimètre contientune certaine quantité d'eau, hermétique- 

 ment renfermée à l'aide d'un couvercle en cuivre rouge qui peut 

 s'enlèvera volonté; de cette manière la pièce centrale qui con- 

 tient l'animal plonge de tous côtés dans un milieu liquide, même 

 en haut. L'eau de ce calorimètre peut être mélangée à l'eau d'un 

 double agitateur en croissant. 



Le couvercle présente un orifice pour le thermomètre calori- 

 métrique. 



L'ensemble repose sur la troisième enceinte de l'appareil par 

 des pieds en bois de petite dimension. 



Cette troisième enceinte est en laiton, à double paroi, ce qui 

 permet de la remplir d'eau; la surface en rapport avec l'espace 

 aérien intérieur est polie et brillante. Le couvercle supérieur est 

 également à double paroi en laiton et renferme de l'eau; l'in- 

 térieur est construit de telle manière qu'il y ait communication 

 entre l'eau du grand réservoir et Peau du couvercle. Ce couvercle 

 est perforé d'orifices qui servent de passage à l'air inspiré, à l'air 

 expiré, au thermomètre et aux agitateurs. 



Pour éviter sûrement les variations thermométriques de cette 

 enceinte , il est indispensable d'élever un peu la température 

 de cette eau ; la chaleur devient facilement uniforme dans 

 toute l'étendue de cette masse assez considérable. L'expérience 

 démontre que dans ces conditions la température de l'animal ne 

 varie pas. 



Toutes ces pièces sont logées dans une boite en bois, ouverte 

 latéralement pour permettre de visser les deux écrous qui servent 



