1)E LA CAL0R1MÉTR1E CHEZ l/HOMME. 409 



de pression la fasse couler. Il est bon que l'eau du tube forme 

 une sorte de ménisque convexe dépassant le niveau de section 

 du tube en verre, Dans ces conditions, la sensibilité de l'appa- 

 reil est extrême, puisqu'une allumette, en brûlant au centre de 

 la boule, dégage assez de chaleur, c'est-à-dire dilate suffisam- 

 ment l'air de l'enceinte, pour qu'il s'écoule alors 5 à 6 centi- 

 mètres cubes. Un lapin de 3 kilogrammes , en une demi-heure, 

 fait tomber plus de 100 centimètres cubes. 



Si Ton recueille dans une éprouvette graduée l'eauqui s'écoule, 

 on mesure exactement la dilatation de l'air du récepteur calori- 

 métrique, dilatation qui est égale en volume à la quantité d'eau 

 qui est tombée. Ainsi le volume d'eau tombée mesure la dila- 

 tation, et, comme la dilatation mesure la chaleur le volume d'eau 

 tombée mesure exactement la chaleur cédée au récepteur. 



On voit que cet appareil est en somme un thermomètre à air 

 qui recueille toute la chaleur cédée par l'animal. L'ascension 

 de la colonne thermométrique étant représentée par la chute 

 d'eau, la chute doit s'arrêter quand l'équilibre est atteint, ce qui 

 répond à l'équilibre d'une colonne thermométrique. 



L'élément essentiel de cet appareil, c'est qu'il travaille à pres- 

 sion nulle , condition absolument nécessaire pour que la sensi- 

 bilité soit suffisante. Cette pression nulle s'obtient en ramenant 

 toujours le siphon au niveau exact de l'eau du vase clos. 



Pour cela, le dispositif suivant a été employé : 



Le siphon est placé sur une vis à crémaillère pouvant être éle- 

 vée ou abaissée. Un cran répond, je suppose, à un millimètre; 

 par conséquent, en abaissant le siphon d'un cran, on abaisse 

 de 1 millimètre le niveau de l'eau. 



Par suite de la dilatation, une certaine quantité d'eau est tom- 

 bée; alors il faut abaisser le siphon d'une quantité proportion- 

 nelle. Je suppose que la quantité d'eau tombée soit de 30 centi- 

 mètres cubes pour une diminution de niveau de 1 millimètre, 

 il s'ensuit que, chaque fois qu'on aura un écoulement d'eau de 

 30 centimètres cubes, il faudra abaisser d'un cran le siphon. 

 Alors le niveau restera le même , et l'appareil ne travaillera pas 

 sous pression. 



Évidemment la quantité d'eau qui répond à un millimètre de 

 hauteur est proportionnelle à la surface de section du vase clos, 



