410 P. LAN G LOIS. — CONTRIBUTION A L'ÉTUDE 



et on comprend qu'il y a intérêt à donner à ce vase les plus grandes 

 dimensions possibles pour que l'appareil travaille constamment 

 avec une pression minimum. Si faible que soit cette pression de 

 i millimètre d'eau, elle est encore très appréciable à cause de la 

 sensibilité de l'appareil, et il faut en tenir grand compte. 



Pour des expériences calorimétriques sur les enfants-, j'ai fait 

 construire un autre appareil en cuivre ayant une capacité d'en- 

 viron 1 mètre cube et demi d'air. La paroi extérieure est assez 

 épaisse; la paroi intérieure, au contraire, est très mince. 



Fig. 1. — Œuf calorimétrique avec l'appareil enregistreur en fonction du poids de l'enfant (1). 



L'appareil est à charnière, et le couvercle supérieur comme le 

 récipient inférieur sont, par un caoutchouc, en communication 

 avec le vase clos. La fermeture n'est pas hermétique, de sorte 

 qu'il n'y a aucun danger d'asphyxie, d'autant plus que, dans le 

 bas sont deux ouvertures par où peut se faire la circulation de 

 l'air, ce qui d'ailleurs, n'a aucun inconvénient pour la sensibi- 

 lité de l'appareil, car c'est une quantité tout à fait minime rela- 

 tivement au reste de la surface. Au centre de cet œuf de cuivre 

 est un support sur lequel est placé un coussin, lequel peut ser- 

 vir de couchette pour l'enfant soumis à l'observation. 



On comprend aussi que le récepteur calorimétrique peut va- 

 rier; le principe sera toujours le même, c'est-à-dire la dilatation 



(1) P. Langlois. La chaleur animale, in science pour tous, 17 mai 87. 



