DE LA CALORIMÉTRIE CHEZ L'HOMME. 411 



de l'air ambiant mesurée par l'écoulement d'eau d'un siphon, 

 exactement amorcé. 



La correction thermométrique a une très grande importance 

 et mérite qu'on s'y arrête avec détails. Je laisse de côté la cor- 

 rection barométrique, attendu qu'en une heure ou une heure et 

 demie les changements de pression sont assez faibles pour être 

 absolument négligeables. 



Mais le volume des réceptions est assez considérable pour que 

 la température exerce une influence importante. 



Comme la mesure du volume de l'air qui est dans le récepteur 

 ne peut guère être faite directement, je la détermine précisé- 

 ment par la dilatation que le gaz subit par la chaleur. 



Pour l'œuf de cuivre la dilatation pour 1 36/25 e de degré a été 

 de 482 centimètres cubes, soit pour l/25 e de degré 3 CC 5. 



Il suit de là — et c'est une remarque fondamentale — que, 

 pour faire de très bonnes observations, il ne faut pas avoir de no- 

 tables corrections de température à faire. Plus la température 

 du milieu ambiant est fixe, plus l'observation sera juste. Et cela 

 est nécessaire, non seulement pendant la durée de l'observation, 

 mais pendant la demi-heure ou l'heure qui précède. 



L'erreur est d'autant plus grave que l'appareil de cuivre s'é- 

 chauffe beaucoup moins vite que le thermomètre, et que, si l'on 

 fait exactement toute la correction que le thermomètre indique, 

 on se trompe d'une quantité tout à fait inconnue et qui est peut- 

 être considérable. 



Mais on peut, avec certaines précautions, maintenir une tem- 

 pérature presque tout à fait constante. 



Notons aussi que, quand la température monte ou descend 

 régulièrement, l'observation peut être très bonne; car, si le ré- 

 cepteur de cuivre ne suit que lentement les variations thermiques, 

 il les suit cependant exactement. Si la température croît de 1 /25 e 

 de degré par cinq minutes pendant deux heures, il faut faire très 

 régulièrement la correction. Ce qui est mauvais pour l'observa- 

 tion précise, ce sont les variations brusques et en sens différents, 

 variations qui peuvent affecter le thermomètre sans affecter la 

 boule de cuivre. 



Pour déterminer la constante, le principe utilisé est le suivant : 



« Étant donnée une masse d'eau de quantité connue, le rayon- 

 nement de cette masse d'eau, c'est-à-dire sa perte de chaleur 



