ANALYSES DE TRAVAUX FRANÇAIS ET ÉTRANGERS. 99 



de ligatures, le courant sanguin vient heurter avec plus ou moins de vitesse 

 Ja partie aplatie intra-tubulaire de l'âiguille; la partie exira-tubulaire sera 

 déviée en sens inverse d'une quantité que les divisions du cadran permettent 

 d'apprécier avec une assez grande précision. « Pour avoir la vitesse réelle du 

 sang dans le réseau exploré, il n'y a qu'à résoudre la formule : H = 

 la longueur parcourue par l'ondée sanguine, dans l'unité de temps, étant 

 égale à la longueur d'un cylindre ayant pour volume la quantité de liquide 

 écoulée dans le même temps, et pour base l'aire du vaisseau artériel. » (Chau- 

 veau, Bert et Laroy. Vitesse de la circulation dans les artères du cheval. 

 Journal de la physiologie de l'homme et des animaux., t. III, octobre 1860.) 



Cet instrument est très-sensible, très- exact; on ne peut lui faire qu'un 

 reproche, c'est que ses indications sont fugitives, souvent difficiles à saisir à 

 cause de leur rapidité, et qu'il est presque impossible de les comparer ma- 

 thématiquement aux différentes pulsations des révolutions cardiaques et arté- 

 rielles. 



C'est pour obvier à ces inconvénients réels et sérieux que M. Lortet a 

 construit le nouvel instrument dont il donne la description dans son travail. 

 Celui-ci paraît réunir toutes les conditions de sensibilité et d'exactitude dési- 

 rables, tout en ayant l'immense avantage de fixer sur le papier les indications 

 qu'il donne. 



L'appareil se compose de trois parties essentielles : 

 1° Un tube hémadromographique ; 



2° Un sphygmoscope et un appareil destiné à traduire les pulsations de 

 l'artère; 



3° Un enregistreur, c'est-à-dire un système de cylindres mus par un 

 mouvement d'horlogerie, et déroulant des bandes de papier sur lesquelles les 

 plumes viennent écrire des courbes représentant la vitesse et les pulsations. 



Tous les caractères, toutes les modifications de la vitesse et des pulsations 

 du sang se trouvent nettement inscrits sur une bande de papier qui se dé- 

 roule uniformément. Il faut seulement apprendre à lire ces tracés et à les 

 expliquer quand cela est possible ; cette tâche est facile lorsque avec un peu 

 d'attention et d'habitude on a vaincu les premières difficultés. 



Dans ces recherches, M. Lortet a suivi aussi rigoureusement que possible 

 les règles de la physiologie expérimentale : pour avoir des résultats compa- 

 rables, les sujets ont été placés , autant que cela a pu se faire, dans des con- 

 ditions physiologiques semblables. 



Les tracés reproduits dans le cours de ce travail ne sont que des types pris 

 parmi un très-grand nombre. 



Ce savant formule ainsi les conclusions auxquelles il a été conduit : 



1° Au moment de la plus grande énergie de la systole ventriculaire, la 

 vitesse avec laquelle le sang se meut dans la carotide a déjà atteint depuis 

 longtemps son maximum et môme elle est déjà en décroissance. 



2° La fermeture des valvules sigmoïdes n'a ordinairement aucune iniluence 

 sur la vitesse; quelquefois, cependant, elle donne lieu à une vitesse rétro- 

 grade. 



