A28 V1GNÀL. — SUR UN MICROTOME CONGELANT. 



ser presque toute l'ammoniaque de l'eau, et celle-ci à cette tem- 

 pérature et sous la pression qui existe dans l'appareil ne dégage 

 pas assez de vapeurs pour qu'en venant se condenser dans la 

 boîte enveloppant le tube du microlome elles gênent la généra- 

 tion du froid : j'avais pensé à faire fixer à l'intérieur de la sphère 

 un thermomètre dont la tige libre en dehors eût donné la tem- 

 pérature de l'ammoniaque, mais ce moyen est fort peu pratique ; 

 quant au temps nécessaire pour que l'ammoniaque soit élevée à 

 une température de 100 degrés, je l'ai évalué avec ma lampe à 

 alcool à 5 à 7 minutes ; mais ce temps varie naturellement avec 

 le volume de la flamme employée ; un moyen empirique assez 

 bon est de cesser de chauffer quand l'on ne peut plus maintenir 

 le doigt sur la partie moyenne du tube C ; mais un ou deux essais 

 auront bien vite indiqué le temps nécessaire pour chasser toute 

 l'ammoniaque. 



La vis du microtome doit être graissée avec soin pour éviter 

 qu'elle ne soit fixée trop fortement. Ce microtome peut aussi 

 servir comme le microtome congelant de Rulherford à couper 

 un tissu durci dans les réactifs ordinaires et fixé dans une bougie 

 de paraffine ou un mélange de cire et d'huile. 



J'offre ici la description de ce microlome qui n'est en définitive 

 que la combinaison de deux appareils depuis longtemps connus, 

 car j'ose espérer qu'il pourra servir non-seulement à quelques 

 histologistes se trouvant loin d'un centre, mais aussi qu'il pour- 

 ra être adopté dans les laboratoires, car il présente une grande 

 propreté et aussi l'avantage assez grand de n'exiger aucune dé- 

 pense une fois construit. 



