DES RECHERCHES SUR LA VITESSE DU SANG. 



215 



D'autre part, le tube en U qui est long et étroit crée au courant sanguin une 

 résistance nouvelle, ce qui exagère encore l'écart entre la valeur trouvée et la 

 valeur vraie de la vitesse du sang. 



Pour réduire au minimum cette cause d'erreur, on arrivait à prendre des 

 mesures très courtes ; on laissait pénétrer seulement une petite quantité de 

 sang dans le tube, Si pif conséquent on diminuait la quantité d'eau chassée 

 du côté des petits vaisseaux. Mais alors on tombait dans un autre inconvé- 

 nient : le courant sanguin artériel présentant des renforcements et des ralen- 

 tissements périodiques, on obtenait un chiflïe moyen trop fort OU trop faible 

 suivant que le comptage se taisait pendant l'une ou l'autre de ces périodes ; 

 de plus, la mesure de vitesse ne portant plus que sur un temps très court, 

 malgré le soin qu'on pouvait mettre à se régler sur un métronome, l'erreur 

 de temps prenait une importance beaucoup plus grande que quand la mesure 

 se faisait pendant une durée plus longue. Enfin, malgré les modifications ap- 

 portées par Volkmann à la nature de la solution employée, il restait toujours 

 très difficile de préciser trustant où le mélange sanguin présentait le degré 

 de coloration cherché (1). 



Méthode de Ludv:ig, 1867. — Le principe de la méthode de Volkmann, la 

 détermination de la vitesse du sang dans un vaisseau d'après la rapidité avec 

 laquelle utt volume dé sang remplit un espace d'une capacité déterminée, fut 

 plus tard appliqué par Ludwig à il construction d'un nouvel appareil connu 

 sous le nom de « Stromuhr ». C'est Dogiel qui a fait connaître dans un mé- 

 moire remarquable par la richesse et la précision des détails (2) la méthode de 

 Ludwig, le mode d'emploi de l'appareil et les résultats qu'il a obtenus de son 

 application. Le travail dé boglél n'a pas encore été analysé dans les publica- 

 tions françaises avec les développements qu'il mérite: cette lacune s'explique 

 sans doute par l'attention qui a été accordée aux recherches faites chez nous, 

 dans la même période, par Chauveau et ses collaborateurs à l'aide d'une mé- 

 thode toute différente. Il nous paraît cependant très important d'insister sur 

 la méthode de Ludwig exposée et employée par Dogiel, parce que beaucoup 

 de recherches exécutées en Allemagne depuis 1867 ont utilisé le Stromuhr 

 qui n'est connu en France que par la courte mention qu'en font les traités de 

 Physiologie. 



L'appareil qui est représenté ci-dessous est le « stromuhr » actuel, celui 

 que Dogiel a employé dans ses recherches. On voit dans la figure 2 l'appareil 

 tout monté, fixé à un support P qui maintient dans un plan horizontal les 

 deux canules d'entrée (E) et de sortie du sang(E'). Les boules H et S sont fixées 

 par une tubulure métallique à un disque^, perforé au-dessous de chacune 

 d'elles ; ces canaux établissent la communication de chaque boule avec un 

 tube creusé dans l'épaisseur d'une plaque de métal faisant suite au tube 

 qui porte la canule. Un liquide introduit en E peut par conséquent sortir en 

 E' après avoir parcouru les deux boules H et S, dont le tube d'évacua- 

 tion supérieur est fermé par un tronçon de tube de caoutchouc. Mais comme la 



(1) Voy. E. Cyon. Méthodik... Giessen. 187G. 



(2) J. Dogiel — Die Ausmessung (1er Stromenden Bluvokimina. — (Berichte d. Kon. 

 Sàchs. Gesellschaft der Wissensch. Math.-physik. Classe Silzung ara 12 décembre 1867.) 



