DES RECHERCHES SUR LA VITESSE DU SANG. 



217 



ture voisine de celle du sang, (ce qu'il est facile d'obtenir avec un petit réser- 

 voir entourant les deux boules). Cette première manœuvre exécutée, la boule 

 H s'étant remplie de sang et la boule S ayant reçu l'huile de la première, on 

 fait tourner le disque qui porte les boules à l'aide du bouton de la petite pince 

 R ; — de cette façon l'huile se trouve de nouveau sur le trajet du sang qui va 

 pénétrer dans l'appareil, et le liquide qui sera chassé du côté des vaisseaux 

 périphériques n'est autre que le sang de l'animal lui-même. 



En répétant un certain nombre de fois l'expérience, on aura toujours fait 

 repasser dans les vaisseaux périphériques un liquide sans action perturbatrice. 



Le « Stromuhr » répond encore à une autre objection faite à l'hémodromo- 

 mètre de Volkmann — l'extrême difficulté de saisir l'instant réel où la tranche 

 du sang qui afflue dans l'appareil arrive en face d'une ligne de repère. On se 

 souvient en effet que le sang teinte l'eau avec laquelle il se trouve en rappor^ 

 et qu'il en résulte une cause d'erreur dans l'évaluation du temps. Ludwig, en 

 substituant l'huile à l'eau comme liquide à déplacer, a évité cette difficulté dans 

 l'appréciation du trajet du sang, car le sang n'est miscible à l'huile que quand 

 il est violemment agité. 



Enfin la possibilité de faire successivement un certain nombre d'évaluations 

 en opérant plusieurs fois la rotation de l'appareil, donne à la valeur moyenne 

 obtenue un degré de certitude beaucoup plus considérable qu'à celle que four- 

 nissait l'appareil de Volkmann. 



Mais comme le but essentiel de l'appâreil de Ludwig est précisément de dé- 

 terminer exactement le temps employé par le sang pour remplir la boule en 

 rapport avec le bout central de l'artère, il importait d'éviter les plus petites 

 erreurs sur ce point. Dans ce but, Dogiel a imagné la disposition suivante : il 

 a fixé à la fourchette dont le bouton R sert à renverser le sens des boules, un fil 

 horizontal tendu qui va s'attacher à une plume inscrivant sur un cylindre en 

 marche. Chaque révolution de l'appareil déterminant une traction sur la 

 plume est indiquée par un trait vertical : entre deux traits verticaux consécu- 

 tifs, c'est-à-dire entre deux rotations des boules, la plume inscrit une ligne 

 horizontale dont la longueur correspond au temps employé par le sang pour 

 remplir la boule. En effet, comme le dit Dogiel, « il est très facile d'apprécier 

 ce temps quand le remplissage de la boule se fait par petites ondées. Mais 

 quand le cœur fournit des ondées volumineuses dont 5 à 10 suffisent pour 

 remplir la boule, il faut une grande exactitude de la part de l'observateur 

 pour que le sang ne dépasse pas la limite des deux boules avant que la rota- 

 tion ne soit accomplie » (Loc. cit. p. 217). 



Je passe sur les détails relatifs à la forme et au volume des ampoules (Do- 

 giel, p. 206), à la description de la partie métallique comprise entre les boules 

 et l'artère (p. 208), à la disposition et au mode de fixation de l'appareil (p. 211), 

 à la manière de la remplir (p. 213), à la température à donner au contenu 

 des boules (p. 214), à la coagulation du sang, à la présence de bulles d'air et 

 dégouttes d'huile (p. 215) : tous ces renseignements d'une importance prati- 

 que considérable doivent être lus dans l'original par ceux qui voudront faire 

 usage de l'appareil ; ils seraient ici nécessairement écourtés et par suite inu- 

 tiles. D'autre part nous pouvons négliger ce point de technique dans une 

 étude comparative des méthodes. 



JOURN DE LANAT ET DE LA PHYS10L. — T. XVI (1880). 15 



