✓ 



218 FRANÇOIS-FRANCK. — EXPOSE HISTORIQUE ET CRITIQUE 



Ce qui est beaucoup plus important à connaître, c'est le degré de résistance 

 que l'interposition de l'appareil sur le trajet de l'artère apporte au cours du 

 sang. Comme nous l'avons vu plus haut, l'une des objections faites à l'appa- 

 reil de Volkmann, était relative à la résistance exagérée que le tube long et 

 étroit de l'hémodromomètre introduit dans la circulation. Dans quelle mesure 

 le « Stromuhr, échappe-t-il à cet inconvénient ? Il était possible de s'en ren- 

 dre compte en comparant la valeur manométrique de la pression dans la par- 

 tie de l'appareil en rapport avec le bout central et dans la partie en rapport 

 avec le bout périphérique de l'artère : si une différence notable était observée, 

 c'est que l'interposition du « Stromuhr > entre les deux points considérés, 

 produisait une résistance importante, et dès lors les chiffres de vitesse se trou- 

 vaient beaucoup trop faibles puisqu'ils correspondent au débit de l'artère et 

 que ce débit est en raison inverse de la résistance à l'écoulement. Dogiel a 

 fait ces mesures avec beaucoup de soin et les chiffres suivants que j'emprunte 

 à l'un de ses tableaux (p. 236) montrent que la perte de pression est de quel- 

 ques millimètres seulement. 



Tableau de la différence des pressions en amont et en aval de l'appareil 

 et des volumes de sang écoulés dans l'unité de temps. 



Pression moyenne en 

 millimètres de 

 mercure. 



*o g 



ui o 



Soi 



S S 



o P. 



Observations. 











ce. 



mm. 



1 



98,0 



94,0 



4,0 



0,912 



186 



2 



99,2 



94,4 



4,8 



0,955 



195 



3 



103,4 



98,4 



5,0 



0,747 



152 



4 







» 



0,875 



178 



5 



109,6 



105,4 



4,2 



0,730 



149 



6 



103,8 



99,8 



4,0 



0,760 



155 



7 



105,0 



100,4 



4,6 



0,697 



142 



8 



103,0 



100,8 



2,2 



0,725 



148 



9 



103,6 



99,8 



3,8 



0,628 



128 



10 



102,2 



99,0 



3,2 



0,513 



104 



11 



106,8 



102,6 



4,2 



0,505 



103 



1 



133,2 



130,8 



2,4 



1,402 



146 



2 



132,0 



129,2 



2,8 



1,777 



185 



3 



139,0 



135,6 



3,4 



2,055 



214 



4 



U0,8 



137,6 



3,2 



2,206 



129 



5 



143,2 



140,2 



3,0 



1,808 



188 



Chien de 2 k. 59. 



Diamètre intérieur de la ca- 

 rotide, 2 mm .5. 



Animal endormi par la mor- 

 phine. 



Chien de 11 k. 67. 

 Diamètre intérieur de la ca- 

 rotide, 3 n,m .5. 



Ce tableau, qui présente en même temps que l'indication de la différence 

 des pressions moyennes en deçà de la première et au delà de la seconde boule 



