220 FRANÇOIS-FRANCK. — EXPOSÉ HISTORIQUE ET CRITIQUE 



rant sanguin ; il peut donc osciller dans le sens du courant en décrivant un 

 arc d'autant plus étendu que le courant sera lui-même plus rapide. Afin de 

 rendre possible la lecture des déviations du pendule, Yierordt munit sa boule 

 terminale de deux petites pointes d'argent qui glissaient à la face interne de 

 chacune des deux glaces formant les parois latérales de la caisse. On pou- 

 vait ainsi, malgré la teinte sombre du liquide, déterminer à tout instant la po- 

 sition du pendule et indiquer l'angle de déviation à l'aide d'un cadran divisé 

 gravé sur la plaque de verre. Cet instrument reçut de son auteur le nom de 

 tachomltre\ on le désigne souvent sous le nom de hémotachomètre (fig. 3). 



Fig. 3. — Tachoraètre de 

 Yierordt 



L'artère d'un animal étant coupée en travers, on en fixe le bout central à une 

 canule qui s'adapte à l'embouchure E, et le bout phériphèrique à une autre 

 canule fixée à l'embouchure S. Le courant se fait ainsi de E en S. 



A l'époque où Vierordt introduisit cet instrument dans la pratique des 

 laboratoires, il réalisa un progrès considérable, car on n'avait jusque-là que 

 l'appareil de Volkmann, dont nous avons montré les inconvénients. Mais Yie- 

 rordt ne tarda pas à constater l'extrême difficulté de la lecture des déviations 

 du pendule. L'appareil étant très sensible aux variations du courant sanguin, 

 on obtenait des indications qui variaient trop vite pour que l'observateur pût 

 les noter. Aussi l'auteur, qui avait déjà réalisé son sphygmographe, eut-il 

 l'idée de transformer en indications écrites les oscillations du pendule de son 

 tachomètre (1). L'idée était excellente ; malheureusement Vierordt appliqua 

 à l'inscription des oscillations pendulaires les mêmes principes qui l'avaien 

 guidé dans la construction de son sphygmographe. 11 exagéra l'inertie des 

 masses à mouvoir (Marey) et interposa entre le pendule et le cylindre enre- 

 gistreur une série d'organes de transmission qui atténuèrent les variations 

 rapides au point de les faire en grande partie disparaître. En même temps 

 disparut l'intérêt principal de la méthode, qui était précisément de recueillir 

 avec autant de fidélité que possible l'indication des variations légères et rapides 

 du courant dans les. artères. Vierordt prolongea au dehors de la caisse la 

 tige du pendule et fit agir cette sorte d'aiguille sur une série de rouages 

 qui transmettaient pour ainsi dire la moyenne des mouvements du pendule 

 à un pinceau enregistreur. 



(1) Vierordi. Die Erscheinungen und Gesetze der Stromgeschwinddigkiit des 

 Blutes. — Berlin, 1862. 



