222 F R A N Ç 9 I S - F HA CK . - EXPOSÉ HISTORIQUE ET CRITIQUE 



mais d'une construction plus simple et d'une application beaucoup plus facile. 

 « Un jour, dit-il (1), j'eus l'idée d'enfoncer une aiguille dans la carotide d'un 

 cheval... L'aiguille avait été introduite bien perpendiculairement à Taxe du vais- 

 seau et faisait à l'intérieur de celui-ci une saillie de 6 à 7 millimètres environ. 

 A peine fut-elle abandonnée à elle-même que je la vis osciller d'une manière 

 très régulière, en suivant le mouvement du sang qui circulait clans le vais- 

 seau, se déviant beaucoup quand le sang s'avançait aVec rapidité, se redressant, 

 grâce à l'élasticité des parois de Tarière quand la circulation était arrêtée, 

 indiquant enfin par l'inclinaison plus ou moins grande de sa partie extérieure 

 la vitesse du liquide qui venait faire effort sur sa partie intra-vasculaire. Le 

 principe de l'instrument qui m'était nécessaire était trouvé. Pour en réaliser 

 la construction, il suffisait : 1° de remplacer l'artère vers le point d'implantation 

 de l'aiguille par un tube rigide de même diamètre que le vaisseau; 2° d'articuler 

 l'aiguille sur le tube au moyen d'une membrane élastique tendue au-dessus 

 d'un trou pratiqué à la paroi de celui-ci ; 3° de souder au tube un cadran di- 

 visé en degrés, pour mesurer avec exactitude l'étendue des déviations de 

 l'aiguille. » — M. Chauveau ayant construit un certain nombre de ces appa- 

 reils de calibres variés pour pouvoir s'adapter à des vaisseaux de diamètres 

 différents, s'adjoignit MM. Bertoluset Laroyenne (2) et fit, avec leur collabora- 

 tion, une série d'expériences sur les résultats desquelles nous reviendrons avec 

 détail à propos des notions introduites en physiologie par les méthodes hémo- 

 dromométriques. Nous avons à nous occuper surtout ici de la technique des ap- 

 pareils, et bien que le premier hémodromomètre de Chauveau soit aujourd'hui 

 remplacé par un appareil hémodromographique très perfectionné, il est impor- 

 tant d'être bien fixé sur les détails de sa construction et de sa graduation : on 

 verra, en effet, et cela tout à l'honneur des expérimentateurs, qu'avec un ap- 

 pareil ne fournissant que des indications dans l'espace pour des phénomènes 

 rapides et d'une grande complexité, on a dès la première recherche déterminé 

 les points essentiels de la question. Il est donc important de bien connaître 

 ce premier instrument dont l'application a été si féconde en résultats. 



L'hémodromomètre de Chauveau est constitué par un tube en laiton ouvert 

 à ses deux bouts en présentant à sa partie moyenne un petit orifice rectangu- 

 laire par lequel l'aiguille est introduite dans sa cavité. L'orifice pratiqué dans 

 le tube de cuivre est recouvert par une mince membrane de caoutchouc vul- 

 canisé, percée d'une simple fente qui suffit pour laisser passer l'aiguille et qui 

 la soutient de toutes parts tout en s'opposant à l'écoulement du sang au dehors. 

 Un cadran divisé est soudé au tube de laiton et permet de suivre à tout instant 

 la valeur des déviations du pendule. La/igure schématique suivante représente 

 l'ensemble de l'hémodromomètre. 



Le tube de laiton E S a 5 centimètres de longueur et un diamètre exté- 

 rieur de 9 millimètres, il peut donc être assez facilement introduit dans la 



(1) Chauveau, Bertolus et Laroyenne. Vitesse de la circulation dans les artères du che- 

 val, etc, Journ. delà physiologie T. III, 1860. Introduction par A. Chauveau, p. 695. 



(2) Voir aussi Laroyenne. Etudes sur la circulation dans certains états physiologi- 

 ques et pathologiques; sa vitesse étudiée à l'aide d'un nouvel hémodromomètre. 

 (Th. Doct. Paris 1860) 



