226 FRANÇOIS-FRANCK. — EXPOSÉ HISTORIQUE ET CRITIQUE 



courant sanguin, mais dans la manière de transmettre à l'appareil enregistreur 

 les indications des changements de la vitesse et de la pression. 



Au lieu de recueillir directement le tracé des oscillations de l'aiguille hémo- 

 dromométrique, sur une bande de papier se déroulant au devant d'elle, on 

 fit agir cette aiguille sur la membrane d'un premier tambour à air (fig. 8) et 

 on transmit ainsi, par l'intermédiaire d'un tube de caoutchouc, les variations 

 de la vitesse du sang à un tambour inscripteur placé à distance. Ce fut, en 

 un mot, l'éloignement de l'appareil inscripteur qu'on obtint. 



Dans la ligure 8, on voit la disposition générale de l'hémodromographe à 



Fig. 8. — Hémodromographe de 

 Chauveau transmettant à distance 

 les variations de la vitesse par 

 l'action de l'aiguille hémodromo- 

 métrique C sur la membrane de 

 l'un des tambours à air T ou T 

 (1er modèle). 



transmission. Le tube ES, l'aiguille C sont conservés (voy. fig. 5 et 6). On a 

 ajouté à l'extrémité supérieure de l'aiguille, qui est en ivoire, une traverse 

 légère de la même substance qui s'appuie par l'une de ses extrémités 

 sur la membrane du tambour T ou du tambour T'. Suivant le sens dans 

 lequel le tube hémodromographique est appliqué on emploie l'un ou 

 l'autre tambour. Les variations de la pression de l'air produites dans ce 

 tambour par les mouvements communiqués à sa membrane sont transmises à 

 à un tambour à levier enregistreur placé à une certaine distance. 



On peut se demander, en présence de cette modification, si les indications 

 de la vitesse du sang ne sont pas atténuées ou altérées par l'interposition des 

 membranes des deux tambours. L'expérience a montré que si l'on avait soin 

 de choisir des membranes fines et souples, de bien surveiller le contact de 

 la partie agissante de l'aiguille hémodromométrique et du petit disque qui 



