DES RECHERCHAS SUR LA VITESSE DU SANG. 



227 



recouvre la membrane du premier tambour, les courbes de vitesse présen- 

 tent une rigueur parfaite. 



L'avantage de cette disposition nouvelle fut considérable : non seulement on 

 éloignait de l'animal en expérience l'appareil enregistreur et on écartait ainsi 

 une foule d'incommodités et même de dangers, mais on avait le moyen de 

 recueillir sur la même feuille les indications de plusieurs phénomènes qu'il 

 était important de rapprocher les uns des autres ; par exemple, les variations 

 de la pression intra-cardiaque avec les sondes cardiographiques de Chauveau 

 et Marey ; les mouvements de certains muscles en même temps que les chan- 

 gements de la vitesse et de la pression dans une artère, dans une veine etc., 

 pouvaient être inscrits simultanément. 



Longtemps M. Chauveau s'est servi de l'appareil modifié que nous venons 

 de décrire ; toutes les expériences faites par lui-même ou par ses collabora- 

 teurs jusqu'à l'année 1877 furent exécutées avec ce modèle d'hémodromogra- 

 phe : nous verrons plus tard quels résultats en ont obtenus MM. Arloing, 

 Toussaint, Colrat et Rebatel. 



11 y a trois ans, M. Chauveau simplifia son hémodromographe, et après 

 quelques essais, notamment après l'abandon d'un modèle en verre sur lequel 

 il avait beaucoup compté, il est arrivé à adopter la forme que nous allons in- 

 diquer maintenant. 



Le modèle que représente la fig. 9 montre que les dernières modifications 

 portent sur la forme générale de l'appareil, sur les rapports de l'extrémité libre 

 de l'aiguille avec la membrane du tambour, sur la forme de la palette qui 

 reçoit l'effort du sang. 



M. Marey a décrit dans son livre sur la méthode graphique (1) les détails 

 de la construction et du mode d'emploi du nouvel hémodromographe de 

 M. Chauveau. Nous empruntons à cette description ses parties essentielles, 

 ainsi que la figure 10 qui représente la coupe de l'appareil. 



« Dans l'intérieur du tube horizontal (fig. 9) dont la figure 10 montre la 

 coupe circulaire, le sang rencontre une palette P qui termine une longue 

 aiguille L, située à l'intérieur d'un réservoir cylindrique ; au bas du réser- 

 voir, l'aiguille traverse une membrane de caoutchouc M et s'échappe au de- 

 hors. Cette extrémité inférieure L, seule apparente dans la figure d'ensemble, 

 se relie d'après les procédés ordinaires (2) avec la membrane d'un tambour à 

 air. 



« Or tout mouvement imprimé par le sang à la palette P dans l'intérieur du 

 tube T est transmis au tambour à air qui l'envoie par un tube à un tambour à 

 levier. 



(t) Marey. — De la méthode graphique... p. 635 et suiv. — Paris G. Masson, 

 1878. 



(2) Ce mode d'union de l'aiguille avec la membrane du tambour n'existait pas dans 

 l'appareil précédent (fig. 8): aussi risquait-on de voir l'aiguille abandonner la membrane. 

 11 faut noter aussi que le tambour est disposé de façon à pouvoir s'articuler avec l'ai- 

 guille à une distance variable de l'extrémité de celle-ci : sur la fig. 9 on voit le bou- 

 ton qui permet le déplacement du tambour, et les trous pratiqués sur l'aiguille pour 

 fixer par une goupille la fourchette métallique. Ce déplacement est quelquefois né- 

 cessaire pour obtenir une sensibilité plus ou moins grande de l'appareil. 



