228 FRANÇOIS-FRANCK. — EXPOSÉ HISTORIQUE ET CRITIQUE 



<c Le point important dans la construction de cet instrument, c'est que l'ai- 

 guille reçoit presque tout l'effort du sang, d'une part à cause de la surface 

 assez large que présente la palette P qui la termine, par rapport au calibre du 



Fig. 9. — Hémodromographe de Chau- 

 veau modifié (dernier modèle) — 

 (Marey. Méth. Graph. p. 235). 



tube dans lequel elle est engagée; ensuite parce que le tube T T ne laisse pas le 

 courant sanguin se disperser dans les parties voisines, mais le reçoit tout en- 

 tier ; il est en effet en communication avec le réservoir inférieur par une fente 

 étroite qui ne laisse guère passer que l'aiguille portant la palette. 

 « L'utilité du réservoir inférieur est de permettre les libres mouvements 



