DES RECHERCHES SUR LA VITESSE DU SANG. 



229 



de l'aiguille dans un sens ou dans l'autre, sous l'influence des mouvements du 

 sang. 



« Certaines pièces accessoires doivent être décrites : ainsi un tube latéral, 

 muni d'un tuyau en coutchouc B que ferme une pince (fig. 9) : ce tube est des- 

 tiné à purger l'appareil des caillots qui tendent à s'y former. 



a En outre les deux moitiés du réservoir tournent, l'une 

 par rapport à l'autre, comme celles d'un étui. Dans un 

 premier temps on introduit l'aiguille dans la pièce supé- 

 rieure de telle sorte que la fente de la palette soit tournée 

 de manière à traverser la fente inférieure du tube T T 

 (fig. 9) , puis on fait faire un quart de tour aux deux pièces 

 de l'instrument, et le plan de la palette prend la position 

 perpendiculaire à l'axe du tube, qui est nécessaire à son 

 fonctionnement. » 



On voit que, depuis le tachomètre de Yierordt, jus- 

 qu'au modèle actuel de l'hémodromographe de Chauveau, 

 les appareils fondés sur le même principe, ont subi de 

 profondes modifications. Il était nécessaire de les con- 

 naître en détail, parce que nous pourrons nous expliquer, 

 grâce à ces notions, quelques variétés dans les résultats 

 que nous étudierons à la fin de ce travail. 



C'est avec ce dernier appareil qu'ont été faites les re- 

 cherches de MM. Dastre et Morat dans le laboratoire de 

 M. Chauveau. 



Il nous reste à examiner une dernière catégorie d'appa- 

 Fig. iO. - Coupe du TQ ^ S f on dés sur un principe tout différent et qui sont dus 



nouvel hémodromo- . „ T1 , j ., . . , 



graphe de Chau- ■ Marey. " s a ë lt; des appareils explorateurs et mscrip- 

 veau. teurs de la vitesse des liquides ayant pour base la dif- 



férence des pressions dans les tubes de Pitot. 



CHAPITRE V. — Méthode fondée sur le principe des différences de pres- 

 sion dans deux tubes coudés orientés en sens inverse par rapport au cou- 

 rant. (Tubes^de Pitot. Appareils enregistreurs de Marey.) 



On sait que quand un liquide coule dans un tube, on obtient, en branchant 

 sur ce tube un certain nombre de piézomètres, l'indication des pertes succes- 

 sives de la pression, de l'origine à la terminaison du tube, par la décroissance 

 des niveaux dans les piézomètres. C'est ce que représente la figure 11, em- 

 pruntée à M. Marey. 



Si au lieu de brancher deux de" ces piézomètres sur la paroi même du tube, 

 on en avait fait pénétrer l'extrémité inférieure dans l'intérieur du tube, au mi- 

 lieu du courant, on aurait vu le niveau plus élevé dans le tube placé en amont, 

 abaissé dans le tube situé en aval. 



L'ingénieur Pitot a eu l'idée d'exagérer encore cette différence qui corres- 

 pond à l'expression de la vitesse au point considéré, en coudant les tubes 



