DES RECHERCHES SUR LA VITESSE DU SANG. 231 



dans l'intensité de ce soulèvement, car les deux tubes de Pitot sont orientés 

 en sens inverse l'un de l'autre ; enfin cette différence augmentera avec la vi- 

 tesse d'écoulement, quelle que soit la charge sous laquelle le liquide circule 

 dans le conduit. 



1 







r 











Fig. 13. — Appareil destiné à inscrire la vitesse du liquide dans un tube. 

 (Marey. Méth. graph., p. 238.) 



« Il faut inscrire cette différence de pression pour obtenir la mesure de la 

 vitesse du courant. A cet effet, deux disques d'aluminium placés, comme à 

 l'ordinaire, sur les membranes des tambours, sont reliés par des tiges verti- 

 cales, articulées avec un fléau transversal analogue à celui d'une balance. Ce 

 fléau succeptible de pivoter autour d'un axe qui traverse le bâti de l'appareil, 

 reste horizontal si les deux membranes sont soulevées avec la même force, 

 mais s'incline, suivant la direction marquée par une ligne ponctuée, si la 

 pression est plus grande dans le tambour 1 que dans le tambour 2. C'est ce 

 qui arrive quand le [liquide est animé de vitesse dans le tuyau T. On utilise 

 l'inclinaison du fléau pour comprimer la membrane d'un troisième tambour 

 qui, sous l'influence de la vitesse, agit sur un tambour à levier inscripteur, 

 suivant la méthode habituelle. 



« Quand on arrête le courant du liquide au moyen d'un obstacle en aval de 

 l'instrument, la pression change, mais comme elle devient égale dans les 

 deux tambours, l'effort de ces deux pressions se neutralise entièrement sur 

 les deux bras du fléau transversal. Dès que l'écoulement se produit, l'inégalité 

 de pression reparaît et le fléau s'incline avec plus ou moins d'énergie. 



