132 (M. BOH.LANU. — DE LA COINTUAGTILITK PHYSIQUE 



s'élève plus ou moins haut dans une direction toujours verticale, 

 celte partie est la lige de rinsirument (pl. IV, flg. 2, t.). 



A partir de l'extrémilé supérieure de la lige, le tube est courbé 

 de différentes manières: il est dirigé obliquement ou horizontale- 

 ment et décrit des courbures qui lui donnent la forme de spirale 

 (pl. m, fig. 11, e), ou de volute (pl. V. iig. 1, 2, tu). rVautresfois 

 il décrit des lignes parallèles les unes aux aulres (pl. IV, lig. 2). 



Toutes ces directions s'éloignant de la verticale ont pour but 

 de reslreindre rétendue de celle partie de l'instrument et surtout 

 d'en diminuer la hauteur, afin que la pression soit maintenue dans 

 des limiles convenables; de celte manière on évile en partie les 

 conséquences de cette loi physique qui dit que : La pression est 

 indépendanle du vase, mais qu'elle dépend seulement de la hau- 

 teur de celui-ci au-dessus du fond. 



Notre réservoir et notre lige peuvent être, en effet, considérés 

 comme un seul tout, dont on doit limiter la hauteur pour évi- 

 ter la rupture de la membrane. 



C'est sur la partie du tube de verre qui fait suite à la tige que 

 nous traçons les échelles graduées qui nous permettent de mesu- 

 rer les différents mouvements du mercure indiquant la marche de 

 l'expérience. 



Nous appelons hygromètre gastrique Finslrument destiné plus 

 particulièrement à manifester Tétat hygrométrique de l'air; 

 synelcomètre (de (7uve\xav, resserrer, et perpcv, mesure), celui qui 

 mesure toute espèce de contraction, et élastomèlre (de £).auveb, 

 pousser et pcr^ov, mesure), celui qui permet de mesurer l'élasticité 

 des lissus à différents points d'humidité. 



Les degrés de noire hygromètre gastrique indiquent directe- 

 ment la quantité d'humidité relative de l'air, et n'ont pas besoin 

 de table de correction comme celle que Gay-Lussac a faite pour 

 l'hygromètre de Saussure. 



Notre hygromètre, outre sa grande impressionnabilité, ampli- 

 fie dans une grande étendue les mouvements invisibles du réser- 

 voir. La longueur de son échelle peut, si Ton veut, atteindre près 

 de 2mèlres. 



Cet instrument permet, en outre, de constater les mouvements 



