ET m l'endosmose, U3 



rapides et éphémèros que le froid et la chaleur exercent sur sa 

 membrane. . 



Commenous le verrons bientôt, ces mouvements ont bien pour 

 siège la membrane du réservoir, et n'ont aucun rapport avec la 

 dilatation du mercure, comme cela se constate dans les thermo- 

 mètres qui sont sous l'influence de !a chaleur; du reste, nous tien- 

 drons compte de la dilatabilité de ce métal. 



Construclioa de l'hygromètre à réservoir organique. 



Quand on possède des réservoirs membraneux convenables, il 

 faut préparer les tubes de verre qui doivent leur être annexés et 

 les choisir, autant que possible, également calibrés dans toute leur 

 étendue. 



L'ouverture de chaque extrémité du tube sera évasée comme un 

 petit entonnoir (pl. V, fig, 1, e) ; celte disposition, à Textrémité 

 inférieure, ne peut que faciliter le passage du mercure du réservoir 

 dans le tube. A l'autre extrémité, cet évasement permettra d'in- 

 troduire sans difKiculté ce métal quand on chargera l'instrument. 



Nos tubes ont une épaisseur de 5 à 7 millimètres. Le diamètre 

 intérieur doit être de ^ à ~ millimètre, pour les hygromètres et 

 les élastomètres ; et de l de millimètre cà 1 millimètre pour les 

 osmopneumètres. 



Il est nécessaire de rendre opaque une face du tube dans toute 

 sa longueur, connue on le fait pour tous les thermomètres. Pour 

 cela, nous nous servons de la couleur à l'huile blanc d'argent. 



Cette précaution permettra de lire très-facilement les données de 

 l'instrument et de constater les moindres mouvements du mercure. 



Le tube étant ainsi préparé, on fait glisser un petit manchon 

 de caoutchouc sur la partie inférieure de la tige (pl. V, fig. 1, m), 

 ce petit tube de caoutchouc doit avoir 2 centimètres de lon- 

 gueur, il servira d'intermédiaire entre le réservoir et le verre, 

 et la ligature appliquée à ce niveau sera ainsi |très-solide. 



Quand on fait un hygromètre, on doit ordinairement se servir 

 d'un petit réservoir. S'il s'agit d'un osmopneumètre (1) , il en fau- 

 dra un beaucoup plus spacieux. 



(1) Instrument destiné à l'endosmose des gaz et des vapeurs. 



