ISA CH. BOULLAND. — DE LA CONTRACTILITÉ PHYSIQUE 



On devra calculer approximativement la capacité qu'ils doivent 

 avoir avant de les adapter définitivement au tube. 



On s'assure de leur contenance en les remplissant de mercure 

 dont la quantité, pour un hygromètre ordinaire, varie de 10 à 

 25 grammes. De cette manière on se rend compte assez facilement 

 de la hauteur à laquelle on devra placer la ligature sur le réservoir. 



Les estomacs spacieux, provenant de grosses grenouilles, sont 

 plus résistants que ceux qui sont plus petits; pour cette raison, 

 on devra préférer les premiers^ sauf à en retrancher les parties 

 superflues. 



La vessie de rat est un réservoir qui, ordinairement, n'est pas 

 assez grand ; elle a une forme entièrement sphérique qui ne permet 

 pas de l'adapter facilement au tube de verre; et les parois, en 

 outre, ont relativement plus d'épaisseur que n'en a la fibreuse de 

 l'estomac. Celle-ci, au contraire, est ellipsoïde ou un peu ovoïde, 

 et cette forme allongée permet de poser la ligature sans diffi- 

 culté et sans plisser la membrane. 



La tige de verre de l'hygromètre, c'est-à-dire la portion qui 

 est verticale, doit avoir à peu près de 35 à hO millimètres de lon- 

 gueur ; celle du synelcomètre de 25 à 30, et celle de l'osmo- 

 pneumètre 7 centimètres. 



Indiquons maintenant comment on adapte le tube au réservoir 

 et de quelle manière il faut charger l'instrument de mercure. 



On doit mouiller la membrane, puis on introduit l'extrémité 

 inférieure de la tige dans sa cavité à une profondeur approxima- 

 tive de 5 millimètres ; ensuite on prend un fil de soie ciré avec le- 

 quel on fait trois ou quatre circulaires. 



A ce moment on s'assure, en gonflant le réservoir avec de l'air 

 insufflé par l'extrémité libre du tube, si la quantité que Ton con- 

 serve de l'estomac est trop grande ou trop petite, et dans l'un ou 

 l'autre cas on doit y remédier immédiatement. Alors on applique 

 définitivement la ligature en faisant cinq ou six circulaires 

 fortement serrés sur la membrane et sur le petit manchon 

 de caoutchouc. Ce mode de ligature empêche absolument le mer- 

 cure de s'échapper entre la tige et. la membrane. 



Nous arrivons maintenant au moment de l'introduction du mer- 

 cure dans l'instrument (pl. V, fig. 2). 



