13c CH. nOULLANll. — DR \A CONTRACTILITK PHYSigiF 



Graduation de rhygromètre . 



Les échelles graduées sont différentes suivant que l'on destine 

 ces instruments ou à l'étude des mouvemenis contractiles des mem- 

 branes, ou à l'endosmose. 



On peut tracer Téchelle do cet hygromètre en se servant de 

 celui à cheveu, quand on a bien vérifié l'exactitude de ses donnés. 

 On peut aussi recourir à l'hygromètre condenseur de Régnant, 

 ainsi qu'aux liqueurs sulfuriques titrées de cet illustre physicien. 



Nous avons préféré rechercher la plupart des degrés d'humidité 

 en nous servant de l'hygromètre condenseur. 



Grâce à cet excellent instrument, nous avons pu, en profitant 

 des différents étals d'humidité de l'atmosphère, tracer sur notre 

 tube, de cinq en cinq degrés, une grande partie de notre échelle 

 hygrométrique, c'est-à-dire tous les degrés compris entre 100" 

 (air saturé d'humidité) et 25". 



L'atmosphère, en France, permet rarement de constater plus 

 de sécheresse. 



Nous avons obtenu le 0" (sécheresse extrême) de la manière 

 suivante : 



Nous faisons passer la tige de l'instrument au travers d'un bou- 

 chon de caoutchouc qui sert à bien boucher un flacon au fond 

 duquel on a mis une couche d'un centimètre d'acide sulfurique 

 pur. Le réservoir placé dans l'air confiné de ce flacon se trouvera 

 dans un milieu privé entièrement d'humidité. 



Au bout de deux ou trois jours le mercure reste stationnaire, et 

 c'est à ce niveau qu'on doit marquer 0" . 



La graduation de 100" à 25" suffit ordinairement, comme nous 

 l'avons dit, pour reconnaître l'humidité de notre climat. 



3Lais si l'on veut obtenir la graduation jusqu'à 0" , on devra 

 mettre l'instrument sous une cloche en verre avec l'hygromètre à 

 cheveu et l'on y placera, en outre, un vase contenant un mé- 

 lange d'eau et d'acide sulfurique. On renouvellera cette opé- 

 ration tous les deux ou trois jours en employant des mélanges 

 de plus en plus forts. 



L'hygromètre de Saussiu'e permettra alors de calculer l'état de 



