166 CH. BOULLAND. DE LA CONTRACTILITÉ PHYSIQUE 



maie. Toulesdeux commencent à O*" sécheresse -^^our aboutir, la 

 première à i 00 degrés hygrométriques, autrement dit à l'air saturé 

 d'humidité, et Tautre à l'humidité absolue que détermine l'eau. 



Souvent, pour des observations autres que celles-là, le tube 

 est seulement divisé en parties d'égale capacité dans toute sa 

 longueur; chaque division, comme nous l'avons déjà dit, con- 

 tient un gramme de mercure (pl. VI, fig. 3). 



En connaissant le poids du mercure contenu dans le rései'voir, 

 et avec ce dernier mode de division, on pourra facilement cal- 

 culer la diminution de la capacité de la membrane pour un cer- 

 tain nombre de degrés hygrométriques. 



Nous devons faire remarquer que le synelcomètre, par le peu 

 de hauteur de sa tige (25 millimètres), empêche le réservoir de 

 supporter une forte pression, laquelle est loin d'être proportion- 

 nelle à la tension qu'éprouve le cheveu par le poids de 70 centi- 

 grammes qui le tend. Pour le réservoir on devra se rappeler que 

 la pression est toujours la même, le mercure se trouvant à la 

 même hauteur dans toute l'étendue de l'échelle. 



Observons sur l'échelle centésimale de chacun de ces deux 

 instruments les données que vont fournir l'aiguille d'une part et 

 le mercure de l'autre. 



De 100 à 90 degrés hygrométriques, le cheveu fait marcher 

 l'aiguille dans l'étendue de /i° 5 centésimaux. Le mercure du 

 synelcomètre parcourt 12 degrés. 



On voit donc que, pour la même sous-raction d'humidité de 

 leur tissu, l'un moins tendu, le synelcomètre s'est contracté, 

 presque trois fois plus que le cheveu. 



On saisira encore mieux ces différences en jetant un coup d'œil 

 sur nos courbes graphiques (tableaux n° 1 et n° 2). 



Ces résultats diflérents fournis par ces deux instruments pro- 

 viennent uniquement de ce que le poids (70 centigrammes) qui 

 tend le cheveu, produit sur lui une tiaction proportionnellement 

 plus forte que celle qu'exerce, sur la mcmhrane du réservoir, la 

 pression de la colonne de mercure de 2 centimètres 1/2. 



L'élasticité de ces deux tissus n'étant pas mise en jeu égale- 

 ment, l'iiifluence d'un peu de sécheresse agira plus fortement sur 



