ET DE l'endosmose. 171 



Mais, à partir de 20 degrés jusqu'à zéro, les courbes se dii i- 

 gent en sens contraire, le cheveu se contracte de plus en plus 

 jusqu'à zéro, taudis que le réservoir, à mesure qu'il s'avance vers 

 la sécheresse absolue, a des contractions sensiblement décrois- 

 santes. 



On dirait que le cheveu, dans sa période de dessiccation ex- 

 trême, veut compenser par un raccourcissement très-marqué le 

 peu de rétraction qu'il a présenté au haut de l'échelle hygromé- 

 trique, et que les choses ont lieu, d'autre pari, en sens inverse 

 pour le réservoir qui, s'étant contracté amplement vers les degrés 

 les plus humides, tend à devenir moins contractile en se rappro- 

 chant de zéro. 



Si l'on examine le tableau des échelles dusynelcomètre (p. 172) , 

 on verra que nous représentons trois lignes parallèles qui pour- 

 raient être tracées à la fois sur le tube de cet instrument. 



La deuxième ligne indique l'échelle centésimale à partir de 

 l'eau; la troisième l'échelle hygrométrique indiquant les vrais 

 degrés d'humidité, et la première des divisions du tube égales 

 en capacité et contenant chacune un gramme de mercure. 



En jetant un coup d'œil sur ces trois lignes, on voit tout de 

 suite les points correspondants des échelles centésimale et hy- 

 grométrique, et l'on constate en même temps la quantité de mer- 

 cure expulsé par le réservoir à tel ou tel degré. 



On voit, en outre, par le mercure poussé dans l'échelle hygro- 

 métrique, que la membrane qui contenait 30 grammes de ce mé- 

 tal en a expulsé 10; c'est-à-dire que la capacité du réservoir, 

 sous l'iniluence de la sécheresse extrême de l'atmosphère, a di- 

 minué d'un tiers. 



Enfin, nous devons ajouter que nous nous sommes servi d'un 

 ûutre synelcomètre ne différant du premier que par la pression 

 plus forte (jue supportait son réservoir, la lige de cet instrunient 

 ayant 3 centimètres et demi de hauteur. 



Nous avons alors constaté que, à l'aide de cet instrument, dont 

 la colonne de mercure avait 1 centimètre de hauteur de plus que 

 l'autre synelcomètre, on obtenait des données doul la courbe gra- 

 phique, au lieu de finir en descendaiU, comme on le voit dans la 



