180 Cîî. BOULLAND. — DE LA COlNTIlACTILliÉ PHYSIQUE 



tout près de 100 degrés. Nous le soumettons de nouveau à l'in- 

 fluence de l'air libre; l'aiguille marque 62 degrés centésimaux, 

 c'est-à-dire hO hygrométriques. 



Pendant la durée de cette expérience, l'état d'humidilé de 

 l'atmosphère a été à peu près invariable. 



On voit, par la manière dont a marché l'aiguille de Saussure, 

 la première et la seconde fois, que cet instrument a obéi aussi 

 aux influences que cause la sécheresse prolongée pendant un 

 certain temps, et que le défaut d'humidité pendant vingt jours a 

 déterminé de fausses données. 



En résumé, nous voyons que ce laps de temps de vingt jours 

 a produit un écart de 5 à 6 degrés de sécheresse en moins sur le 

 véritable état hygrométrique de l'air. 



On arrivera à des résultats encore plus évidents si l'on opère 

 avec un osmopneumètre, instrument dont le réservoir est rempli 

 d'air et de mercure. Il faudra qu'il n'ait pas fonctionné depuis 

 longtemps et qu'il ait été soumis à l'action de la sécheresse. 



On devra alors, par un temps très-sec, Texposer à l'air libre. 

 La membrane se contractera sous cette influence et le mercure 

 s'arrêtera plus ou moins loin dans le tube. 



Si, ensuite, on vient à mouiller le réservoir et qu'on le sou- 

 mette de nouveau à l'action de l'atmosphère, le mercure sera 

 sollicité par la membrane possédant alors l'état dynamique et 

 celle-ci ne trouvant, comme auparavant, presque aucun obstacle 

 à sa contraction, le métal sera par conséquent chassé bien au delà 

 du point où il s'était arrêté précédemment. Cette différence se 

 verra sur Téchelle de Tosmopueumètre dans une étendue propor- 

 tionnellement bien plus considérable que celle qu'on voit sur 

 l'échelle de Thygromètre, parce que la contraction de la mem- 

 brane de ce dernier est entravée, jusqu'à un certain point, parla 

 présence du mercure qui occupe toute la cavité du réservoir. 



Que conclure de ces expériences faites avec de nombreux hy- 

 gromètres à réservoir, ainsi qu'avec celui à cheveu, et dont les 

 données ont été contrôlées avec l'hygromètre condenseur de 

 Regnault, si ce n'est que les résultats obtenus ne peuvent pas 

 être douteux, et que, par conséquent, la matière organique, 



