ISA CH. BOULLAND. — DE LA CONTRACTÎLITG PHYSIQUE 



difficiles à transporter que ceux de Saussure. Cependant celui qui 

 est représenté planche IV, figure 2, se place facilement dans une 

 boîte disposée exprès pour iui^ il est ainsi très-transportablc ; 

 pour que le mercure ne s'en échappe pas, on devra boucher l'ex- 

 trémité évasée du tube avec une portion d'épingle à insecte, mais 

 pas d'une manière absolue, de façon que l'air du tube puisse passer 

 mais non le mercure. 



La forme des échelles peut varier de bien des manières. 

 Ces instruments, si délicats en apparence, durent plus long- 

 temps que, à priori y on ne serait porté à le supposer. Nous en j 

 avons qui sont construits depuis quatre ou cinq ans, et qui n'ont | 

 paru perdre aucune de leurs propriétés. Ils semblent aussi im- 

 pressionnables que le jour où ils ont été fails. 



Mais pourrait -on en dire autant de l'invariabilité de leurs 

 données ? Nous ne le pensons pas. 



Après un certain temps de service, — et ce que nous venons 

 d'avancer s'applique également au cheveu, — la capacité du ré- 

 servoir semble un peu augmenter et le cheveu s'allonger. Par 

 suite, le degré 100 dépasse la dernière division de l'échelle et 

 tend à se rapprocher un peu du réservoir; d'autre part, le mer- 

 cure aussi bien que l'aiguille de l'hygromètre de Saussure, sous 

 l'influence de la sécheresse extrême, s'arrêtent au 3^ ou de- 

 gré hygrométrique et ne peuvent plus atteindre le 0". Dans ce 

 cas, quand on a constaté cet état de choses aux deux extrémités 

 de l'échelle, on comprend qu'il faut y remédier, et cela est facile, 

 car une petite ligature placée immédiatement au-dessous de celle 

 du col du réservoir fait remonter facilement le mercure à la 

 hauteur convenable. Ces hygromètres résistent mieux avec une 

 vésicule biliaire qu'avec la fdireuse gastrique; mais les premiers 

 marchent plus lentement que les autres. Pour atteindre, par 

 exemple, le 35^ degré hygrométrique, il faudra à la vésicule à 

 peu près 25 minutes et au réservoir gastrique 15 seulement. 



Ces hygromètres peuvent servir à d'autres usages qu'à l'hygro- 

 métrie : ainsi, dans quelques cas de mort apparente, on a pu 

 constater un reste de vie par un dépôt de vapeur d'eau sur une 

 glace placée sous les narines; à plus forte raison, un réservoir 



