186 CH. EOULLAND. — ÏE LA CONTRACTILITÉ PHYSIQUE 



ralion de la peau par riiygromèlre gastrique, nous proposons 

 (le donner le nom de diapnométrie (de ^lan-^oioL^ transpiration, et 

 |U£Tpov, mesure). Cette fonction devra être observée dans l'état de 

 santé et de maladie. 



Comme nous avons pu le voir dans plusieurs expériences, la 

 diapnométrie physiologique donnera des résultats bien inatten- 

 dus au point de vue de la force plus ou moins grande de la per- 

 spiration cutanée observée sur différentes parties du tégument 

 extérieur. 



La diapnométrie pathologique, applicable à bien des maladies, 

 donnera, sans aucun doute au clinicien l'occasion de constater 

 des variations nombreuses dans la sécrétion cutanée, soit en plus, 

 soit en moins, relativement à ce qui se passe lorsque toutes les 

 fonctions du corps s'accomplissent normalement. 



Le petit appareil destiné à cette étude s'appelle diapnomètre 



(pl. vir, fig. 3). 



Il peut devenir, entre les mains du médecin, d'une utilité 

 peut-être aussi grande que le thermomètre appliqué à la déter- 

 mination des différentes températures que le corps présente sous 

 l'influence de tel ou tel état maladif. 



Dans l'étude des états morbides, toutes les grandes fonctions 

 doivent être interrogées avec les instruments de précision que la 

 physique peut fournir au praticien. 



C'est ainsi que deviendront de plus en plus sûrs le diagnostic 

 et le pronostic, et le traitement, ainsi basé sur des données cer- 

 taines, sera moins empirique. 



Pour bien faire ces observations et pour les rendre compara- 

 bles entre elles, il faut nécessairement que tous les diapnomètres 

 soient construits de la même manière. 



Le récipient en verre dont nous nous servons'a la forme d'une 

 petite cloche; ses dimensions sont : 1° hauteur, 0"'052; 2° dia- 

 mètre de la base, 0^ 032; 3° diamètre de la tubulure, O'" 026. 



Un récipient plus spacieux ralentirait l'expérience plutôt qu'il 

 ne la faciliterait. 



Le bouchon en caoutchouc destiné à fermer la tubulure doit 

 être canaliculé au centre et coupé de haut en bas [sb) dans toute 



