ET DE L*ENDOSMOSE. 



189 



QUATRIÈi^JE PARTIE 



B>E L'0!S910P]\'E:UiTlÈTRï: 



(De (ùa^.oG, impulsion; 7irv£UjU.a, souffle; fj^sTpcv, mesure.) 



DE l'endosmose DES GAZ ET DES VAPEURS. 

 Construction de cet ini^ti'unieut 



Si Ton consulte la figure 2 de la planche Vif, on voit tout de 

 suite que cet instrument a de très-grandes ressemblances avec le 

 synelcomètre. 11 sufïît, en ellet, pour avoir l'instrument en ques- 

 tion : 1° de donner plus de longueur à la tige du synelcomètre, 

 afin qu'elle arrive à peu près à 2 millimètres de distance du fond 

 du réservoir ; 2° de remplir la membrane de mercure et d'air 

 dans de certaines proportions. 



Passons en revue les différentes parties qui entrent dans sa 

 composition et indiquons les dimensions et la forme qu'elles doi- 

 vent avoir. 



Un réservoir spacieux, provenant par conséquent d'une forte 

 grenouille, est indispensable. L'excès de capacité du réservoir 

 est toujours utile; un état contraire peut nuire aux expériences. 

 Les diamètres de ces réservoirs sont ordinairement de 5 centi- 

 mètres de hauteur et 2 centimètres de largeur. La ligature devra 

 être portée aussi haut que possible sur la membrane et môme sur 

 la partie supérieure de l'œsophage. Cette portion du tube diges- 

 tif, chez la grenouille, se continue avec l'estomac sans ligne de 

 démarcation bien appréciable et peut concourir à former une 

 partie du réservoir (pl. Ilî, fig. /i, œ). 



Le manchon en caoutchouc qu'on a fait glisser sur la tige doit 

 être à une certaine hauteur (pl. V, fig. 3, /) et bien lié sur le tube 

 avec un fil de soie ciré. Il faut que l'extrémité du tube touche 

 presque le fond du réservoir. Pour arriver à ce résultat, on 

 devra faire une ligature provisoire et insuffler la membrane 

 d'air, pour s'assurer qu'elle ne se trouve placée ni trop haut ni 

 trop bas. 



