ET DE L'EiNbOSiMOSE. 193 



dans un petit flacon muni iufériourement d'une tubulure à laquelle 

 adapte le tube conduisant le gaz qui va s'endosmoser (pl. VII, 

 fig. 1). 



Le bouchon qui fermera l'ouverture supérieure de ce flacon 

 aura, sur un des côtés, une petite cannelure verticale quiiaissera 

 échapper du récipient le gaz en excès (c). 



Dans certains cas, nous avons donné à notre réservoir un réci- 

 pient consistant en une poche de caoutchouc. 



Enfin, un simple flacon à large goulot servira à Tendosmose 

 des vapeurs provenant des liquides volatils. On pourra, suivant 

 la quantité de liquide que contiendra le flacon, y plonger le ré- 

 servoir, ou l'exposer seulement à la vapeur qui saturera l'air qui 

 y sera confiné. 



En terminant, nous devons dire que si le gaz que Ton veut 

 introduire dans le réservoir n'est pas de l'air atmosphérique, on 

 devra avoir bien soin de chasser la petite quantité de ce dernier 

 fluide qui est contenue dans le tube de l'échelle, en faisant arri- 

 ver le mercure jusque dans le tube d'ajutage. En agissant ainsi, 

 le gaz qu'on introduit dans le réservoir est sans mélange. 



Endosmomètre pour les liquides, — La membrane fibreuse de. 

 'estomac peut servir aussi à la construction d'un endosmomètre 

 pour les liquides et qui agira comme celui de Saussure. 



Pour le faire, on dispose la membrane comme pour la filtra- 

 lion (pl. IV, fig. \) \ mais au lieu d'employer un tube de verre 

 pour la fixer, on se servira d'une viroUe métallique sur laquelle 

 on aura adapté un petit manchon de caoutchouc. C'est sur lui 

 qu'en fixera la membrane ; le tube sera celui du synelcomètre avec 

 ses divisions ; le diamètre intérieur sera au moins de 3 millimètres, 

 'extrémité inférieure de la tige traversera un petit bouchon que 

 'on fixera dans l'anneau métallique. Enfin, avant d'adapter 

 le réservoir à la tige, il faudra le remplir du liquide vers lequel 

 devra se faire l'endosmose. A l'aide des divisions de l'échelle, on 

 pourra calculer la force, la vitesse et la durée de ce phénomène. 



D'après tous les détails dans lesquels nous sommes entré à 

 propos de la construction de l'osmopneumètre, on comprend par 

 quel mécanisme il devra fonctionner. 



JOURN. DE L'aNAT. ET DE LA PHTSIOL. — T. IX (1873), 18 



