350 ESTOR ET SAINT-PIKRRE. — NOUVELLES EXPÉRIENCES 



mosphère,et à faire sortir les gaz expirés par une autre tubulure; 

 3° d'un gazomètre DG, dont le poids est annihilé par le contre- 

 poids E ; li° d'une cloche H, plongée dans la cuve F et communi- 

 quant à volonté avec le gazomètre par le robinet /. 



Le tout est disposé sur une table solide ; le gazomètre est 

 maintenu par des guides; les tubes sont de caoutchouc, assez 

 longs pour permettre à l'ensemble les mouvements nécessaires ; 

 le pendule G bat la seconde. Voici, d'ailleurs, la description dé- 

 taillée de ces divers organes. 



L'entonnoir A est attaché sur le museau du chien par une bonne 

 ficelle, de manière à engager toute la gueule de l'animal, que 

 l'on choisit, d'ailleurs, parmi ceux dont la conformation s'adapte 

 le mieux à l'appareil. Facilement on arrive à une parfaite occlu- 

 sion. 



Le mécanisme du distributeur respiratoire B mérite une expli- 

 cation, qui est facihtée d'ailleurs par la figure 2. Cet appareil se 



FiG. 2, 



compose de deux cylindres de verre de 6 centimètres de diamè- 

 tre, X et Y. Ges deux cylindres sont fermés, à chacun de leurs 

 bouts, par des bouchons de. liège traversés de tubes de verre de 

 la grosseur du petit doigt. Les bouchons laissent entre eux, dans 

 chacun des cylindres, un espace vide assez étroit, dans lequel se 

 meut une mince lame de caoutchouc, fixée par un de ses bords 

 et faisant soupape sur les extrémités des tubes. Ces soupapes sont 

 figurées en c et g, La disposition est telle que, l'animal respirant 

 en A, la soupape g s'applique sur le tube e pendant que la sou- 

 pape c se soulève. L'air extérieur entre donc en d, passe libre- 

 ment dans la chambre X, et par le tube de verre b et le tube de 

 caoutchoucs arrive dans les poumons de l'animal. Au contraire, 

 pendant l'expiration, la soupape cse colle sur l'orifice du iuhQd, 



