ANALYSES 1>K TRAVAUX FRANÇAIS ET ÉTRANGERS. M9 



Millon, en faisant agir ce réactif sur une solution d'urée, obtenait un dé- 

 gagement d'acide carbonique, gaz qu'il absorbait par une solution de potasse; 

 l'augmentation de poids de la potasse faisait connaître le poids de l'acide 

 carbonique, d'où l'on calculait le poids de l'urée. 



Perfectionnement du procédé de Millon. — M. Gréhant a rendu le procédé 

 de dosage plus rigoureux et plus exact en recueillant tout l'acide carbonique 

 et tout l'azote provenant de l'action de l'acide azoteux sur la solution d'urée, 

 et dans chaque analyse l'égalité exacte des volumes trouvés d'acide carbo- 

 nique et d'azote lui a donné la certitude que l'urée seule avait été décomposée; 

 en effet, l'action de l'acide azoteux sur l'urée est assez spéciale, et, de plus, 

 ce réactif décomposerait-il une autre substance azotée, les volumes d'azote 

 et d'acide carbonique que l'on obtiendrai! ne seraient jamais égaux. Bien 

 entendu, il faut s'assurer tout d'abord, avant d'agir sur une solution, qu'elle 

 ne contient pas d'acide carbonique libre ou combiné, en la traitant par une 

 petite quantité d'acide azotique pur et faible. La condition qu'il s'est im- 

 posée de doser l'urée à l'état gazeux par les deux gaz qui proviennent de sa 

 décomposition, revient exactement à faire chaque fois une analyse organique 

 de l'urée, car si l'on chauffe de l'urée avec de l'oxyde noir de cuivre, on 

 obtient, comme l'ont reconnu MM. Prévost et Dumas, des volumes égaux 

 d'azote et d'acide carbonique. Seulement son procédé offre sur l'analyse 

 organique, dans ce cas particulier, plusieurs avantages : 1° il n'est pas né- 

 cessaire que l'urée soit pure, elle peut être mélangée à quelques matières 

 albuminoïdes, à des matières grasses et à des sels ; 2° on n'emploie point 

 la balance, car les gaz sont mesurés dans des cloches graduées où on les 

 reçoit en totalité. 



Mais l'obligation de recueillir l'azote provenant de la décomposition de 

 l'urée par le réactif de Millon force d'opérer dans le vide, c'est pourquoi la 

 pompe pneumatique à mercure rend ici d'excellents et indispensables ser- 

 vices. 



• Pompe à mercure. — Cette machine est employée depuis plusieurs années 

 en Allemagne dans la forme que lui donne le célèbre constructeur M. Geissler, 

 pour l'extraction des gaz du sang par le vide. Cette pompe est construite à 

 Paris avec beaucoup d'habileté par MM. Alvergniat, et voici la forme très- 

 simple représentée par la figure 1 , qui est la plus commode dans l'emploi de 

 cette machine, dont l'usage doit être généralisé en physiologie ; car la pompe 

 à mercure permet de résoudre toutes les questions qui exigent le dégage- 

 ment aussi complet que possible des gaz qu'un liquide sang ou eau tient en 

 solution. 



Un tube barométrique long de 1 mètre, fixé contre une planche verticale, 

 présente un renflement en forme de cylindre ou de sphère d'une capacité de 

 un demi-litre environ. A la partie supérieure le constructeur a soudé un 

 robinet de verre à trois voies dont l'enveloppe porte un tube vertical et un 

 tube horizontal; ce robinet de verre est la pièce principale qui permet d'é- 

 tablir ou d'interrompre la communication entre la chambre barométrique et 



