320 ANALYSES DE TRAVAUX FRANÇAIS ET ÉTRANGERS. 



l'un ou l'autre de ces lubes ; le tube vertical s'élève jusqu'au centre d'un 

 entonnoir de verre soutenu par un bouchon de caoutchouc que traverse ce 

 tube ; le tube horizontal est uni par un caoutchouc épais à l'appareil dans 

 lequel on veut faire le vide et que représente la figure. 



Fig. 1. — Pompe à mercure et appareil servant à l'analyse de l'urée. 



A la partie inférieure du tube barométrique, on a fixé un tube de caout- 

 chouc long de 1 mètre environ, dont l'autre extrémité vient s'attacher au 

 fond d'un réservoir qui peut être élevé ou abaissé. 



Emploi de la pompe. — Ce réservoir mobile est porté jusqu'à la partie 

 supérieure de la planche support ; on le remplit de mercure après avoir 

 établi, à l'aide du robinet placé dans la position 4 , une communication entre 

 la chambre barométrique et le tube vertical qui est son prolongement; 

 métal s'élève au même niveau dans les deux tubes communicants et se dé- 

 verse dans la petite cuve à mercure. Gela fait, . le robinet de verre est tourné 

 de 4/8 de tour, dans la position 2, et les trois tubes que porte l'enveloppe 

 du robinet sont fermés ; le réservoir mobile est abaissé à la partie inférieure 

 de la pompe ; ainsi se répète l'expérience de Torricelli, le mercure descend 

 et laisse la chambre barométrique vide d'air. Un récipient comme celui que 



