ANALYSES DE TRAVAUX FRANÇAIS ET ÉTRANGERS. 321 



représente la figure, élant fixé au tube horizontal, tournons le robinet dans 

 la position 3, l'air du récipient se répand dans la chambre barométrique, le 

 mercure descend ; ramenons le robinet dans la position 2, élevons le réser- 

 voir jusqu'en haut, l'air extrait diminue de volume, se comprime, et le ro- 

 binet placé dans la position 1 laisse passer les gaz à travers le mercure de 

 la petite cuve.. 



Par plusieurs manœuvres semblables plus longues à décrire qu'à exécuter, 

 on obtient dans le récipient un vide très-parfait, et si le récipient est légère- 

 ment humide, la vapeur d'eau se produit instantanément dans le vide et 

 chasse devant elle les dernières traces d'azote et d'oxygène ; on obtient le 

 vide absolu sauf la vapeur d'eau. Pour recueillir les gaz qu'un liquide intro- 

 duit dans le récipient dégage dans le vide, on retourne sur la cuve à mer- 

 cure une cloche pleine de ce métal qui est tenue par un support. 



Il est très-commode, avant d'employer la pompe à mercure, d'utiliser 

 comme auxiliaire une machine pneumatique ordinaire; un tube de caoutchouc 

 à parois épaisses adapté à celle-ci vient se fixer à l'extiémité du tube qui se 

 trouve au centre de la petite cuve à mercure, et par le robinet convenable- 

 ment tourné on fait d'abord un vide approché dans le récipient et dans la 

 pompe qui sert de manomètre, et ce vide est ensuite rendu complet par deux 

 ou trois mouvements de la pompe. 



L'obligation de porter à la main le réservoir mobile à mercure de haut en 

 bas et de bas en haut devient fatigante quani on fait un fréquent usage de la 

 machine. MM. Alvergniat ont ajouté récemment un perfectionnement qui 

 rend la manœuvre beaucoup plus facile et qui est indiqué sur la figure; le 

 réservoir mobile est fixé sur un petit chariot qui glisse dans une coulisse ver- 

 ticale et se trouve soutenu par un ruban de fil qui s'enroule sur une poulie 

 supérieure et vient s'attacher à une seconde poulie munie d'un cliquet que 

 l'on fait mouvoir à l'aide d'une manivelle. En restant assis devant la pompe, 

 on fait alors monter le réservoir à mercure à l'aide de la manivelle, et on le fait 

 descendre par son poids en soulevant le cliquet. 



Fermetures hydrauliques. — La première condition que doit remplir la 

 pompe à mercure, c'est que le robinet de verre garde parfaitement le vide 

 et ne laisse rentrer l'air dans aucun cas ; cette condition est satisfaite quand 

 le robinet est convenablement graissé et que le corps gras nè présente pas 

 de stries, mais lorsque l'on fait le vide au-dessus de liquides chauffés, il 

 arrive rapidement que le corps gras qui enduit le robinet devient trop fluide, 

 qu'il est chassé par la pression exercée sur la clef et le robinet ne garde 

 plus. Pour remédier à ce grave inconvénient, M. Gréhant fait construire et 

 adapter autour du robinet un manchon de caoutchouc qui est constamment 

 rempli d'eau, et c'est au travers du caoutchouc qui présenta de la souplesse 

 que l'on fait mouvoir la clef du robinet. Cette fermeture hydraulique est in- 

 dispensable et donne une si grande sécurité que la pompe à mercure garde 

 le vide indéfiniment dans tous les cas, quand même il y aurait longtemps que 

 le graissage n'aurait pas été renouvelé. Dans les appareils qu'on adapte à la 



J0URN. DE L'ANAT. ET DE LA PHYSIOL. — T. VU (1870). 21 



