556 ANALYSES DE TRAVAUX FRANÇAIS ET ÉTRANGERS. 



horizontal, dont l'œil a lixé le milieu dans la position primaire, est projetée, 

 dans une pareille chambre carrée, sur l'angle ce, de façon qu'elle tombe en 

 partie sur w et en partie sur zo': en w l'image consécutive s'élève alors 

 relativement à la ligne horizontale, tandis qu'en w 1 elle s'abaisse fortement. 



Ce que les images consécutives viennentde nous montrer, on peut l'imiter 

 facilement à l'aide du phénophthalmotrope. Les expériences peuvent se faire, 

 soit séparément avec des liges verticales k k et avec des tiges horizontales k' k\ 

 soit simultanément, en visant des tiges égales en u n\ d'où résulte une croix 

 (comme dans la fig. 2), ou en se bornant à deux tiges k k\ placées à angle 

 droit l'une par rapport à l'autre. Si l'on regarde alors par le canal axial, on voit 

 ces tiges se projeter, sur une paroi quelconque, dans la même direction où 

 s'y montrent les images consécutives. 



Le lecteur aura sans doute reconnu que, pour se représenter les mou- 

 vements de l'œil, on peut à volonté partir, avec M. Helmholtz, de l'horizon 

 rétinien, ou, avec moi, du méridien vertical. Le méridien vertical me 

 semble préférable en ce sens que, toutes les lignes verticales se projetant 

 rigoureusement l'une sur l'autre, quelle que soit leur situation par rapport à 

 l'œil, il rend peut-être la représentation plus simple et plus facile. 



J'ai encore à ajouter quelques détails au sujet du phénophthalmotrope con- 

 sidéré comme instrument. Il est exécuté (1) en grand et en petit modèle; le 

 premier convient particulièrement pour les démonstrations. 



Tout l'instrument est en cuivre; dans le petit modèle seulement, le globe 

 oculaire proprement dit est fait de bois de buis. Il est soutenu sur une colonne 

 en cuivre 1), qu'un tirage permetd'allonger ou de raccourcir, pour amener l'ap- 

 pareil à la hauteur de l'œil de l'observateur, quand on veut regarder par le 

 canal axial; le tout repose surun large pied. A la place du canal axial, on peut 

 adapter en avant une lentille et en arrière un verre dépoli, sur lequel est 

 dessinée une croix ; on peut alors comparer avec cette croix la position des 

 images dioptriques que forment sur le verre dépoli des lignes verticales et 

 horizontales vues dans diverses directions. 



On construit aussi des phénophthalmotropes plus simples, auxquels man- 

 que la rotation autour de l'axe a a, de sorte qu'ils reproduisent seulement les 

 mouvements d'après la loi de Listing, mais non l'analyse de ces mouvements 

 d'après Helmholtz. Cette simplification offre l'avantage que le globe oculaire 

 devient alors mobile, dans l'anneau interne R, autour de l'axe de fixation ; 

 on peut donc, après avoir fait tourner la poignée S, ramener toujours dans la 

 position verticale un seul et même méridien fixe du globe oculaire, ce qui 

 permet d'assigner aussi, sur ce globe, des points d'insertion fixes aux mus- 

 cles. Cela peut servir, en cas de besoin, à mieux se représenter, pour chaque 

 position de l'œil, la situation des muscles et, par suite, la part qu'ils ont prise 

 au mouvement. 



Le phénophthalmotrope donne les mouvements tels qu'ils résultent des lois 



(1) Par M, Olland, mécanicien à Utrecht. 



