3 4 175°- Januar. Febr. Mart. 



ge med fkrufvarna faftfpånnas, och Inftrumentet 

 ligger horizontalt. 



I den förra Mndelfen 5 nämligen då Inftru- 

 mentet bor ftå verticalt, til hogders obferverande 

 eller eljeft, åro i fynnerhet tre omftåndigheter no- 

 ga at i akttaga : forft, at Noli-puncten pä Inftru- 

 mentet blir i det nogafte verificerad: ledan y at 

 ■ 'fyftnings-liniema genom bagge Tuberna åro pa- 

 rallellt med limbens plan, och åndteligen, at lim- 

 bens plan år fullkomligen vertical emot horizon- 

 tens plan. 



Hvad det forfta angår , få bor afvågnings- 

 Tuben, TT^ forft verificeras, efter den anledning, 

 fom i befkrifningen derpå årgifveni 1743 års Hand- 

 lmgar,och nia il e man då forfäkra fig, at defsfyft- 

 nings-linia går midt igenom des axel, och at bu- 

 blan på vattupalfet ftår på famma mårke förr och 

 efter omkaftningen, hvaraf år klart , at Tuben då 

 ligger horizontalt. Sedan riktar man famma Tub, 

 fom ligger orörlig i fina pannor, på något objeéfc 

 vid horizonten, och tager derpå i akt envifspunét, 

 fom fvarar emot centrum af hår- korfet 5 i foco. 

 Vidare föres den andre Tuben, G(?, helt varliga, 

 til des man får famma jpunct på objeétet i figte. 

 Svarar då korfet , eller atminftone det horizontala 

 håret i korfet på den rörliga Tuben, emot famma 

 obje£t-pun£t, fom det förra korfet , och index på 

 Nonius då flår exa£fc på Noll-gradj få år Noll- 

 punélen riktig. Står index på Nonius något öfver 

 eller under Noll-g rad, få år det Inftrumentets er- 

 ror eller mifsvifning , hvilken, om man få beha- 

 gar, kan råttas på det fåttet, at man förer index 

 juft på Nollgrad, loflar fedan (akta på fkrufven 



